N.® 10. 
ocruBSE DE 1867. 
Tomo XXIX. 
MBTEOROLOjf A.— Breve instruccion para los que se hallaii 
cncargardos de hacer obssrvacioiies meteorolojicas en los L'weos i 
en los diversos estahleci’aientos da educacion en Chile; por don 
Ignacio Domeyko. 
Termometro- 
CoLOCAcroN. — Se debe colocar e 1 (ennometro al aire libre, etl im 
lugar abierto no miii ceica de los akos edificios i de cnalquieia obs- 
taculo qne impida la circuladuii del aire. Debe tambieii estar conti- 
nuamente en la sombia, mirando cl sur a nnos veinticinco ceni'ime- 
iros poco mas o menos de la pared i de ciiabjider ctro objeto que 
pueda emilir i absorver con facilidad rayos calorkicos. Tampoco 
debe recibir rayos de luz reflqados por algunas murallas blancas 
colocadas en frente. ka aliura a la c ual se colgaia el inslrumenlo no 
debe pasar de dos metros sobre e! siielo i es menester abrigar ciianto 
sea posible ah'i dicbo inslnimen.to contra la irradiacion nocinrna de 
nna gran parte del cielo. como lambieii tie la Iluvia i de la nieve. 
(Consultando la disposicion jeneral i la colocacion que con mayor 
frecuencia se da a las casas en (Jliile , se puede aprovecbar para la 
colocacion del termometro algun conedorque por lo comun se balla 
por el lado sur del edificio, accesible al viento sur-oeste, i si no es 
posible evitar complelamehte el retiejo de la luz delas murallas veci- 
nas 1 la irradiacion nocturna del cielo, se debe roJear la ampollela 
del termomeiro de uri cilindro e pacioso de lioja de lata todo aguje- 
reado i corfado por rasgad liras a lo largo del cilindro, para que cir- 
cule libremente el aire). 
PRECAUCrONES DE TOiirVR AL IM0ME\'1’0 DE LAS OBSERVACIO- 
NES. — Al momento de leer los grades de la escala lennometrica, el 
ojo debe hallarse precisamente a la altura de lacolumna del mercu- 
rio, i el observador en frente del instruinento. No se debe demorar 
muclio en la lectura de los grados, pero Iiecha rapidamente una ob- 
servacion, debe el observador, despues de un rate, volver a su lugar, 
para la comprobacion de la p.imera lectura. Si la ampollela del ter- 
mometro se halla cubierla de rocio es indispensable secarla primero 
con un pauuelo i esperar en seguida que el mercurio quede estacio’ 
nario. 
Precauciones relativas al punto CERO.— Cada seis meses 
96 
