748 A.A.LES. — OCTUBRE DE 1867. 
niento publico, ciiya altitiid podia determinarfe inus (aide. Eii todo 
caso; elejido el higar para la colocacioa del iiistrumento, pi alguiia 
necesidad obliga al observador a que varie dicho logar, debe deler- 
minar con la mayor exactitud posible la diferencia de la aliura ea 
que ira coaliauaado sus observacioaes coji relacioa al lugar anterior, 
0 bien con referencia a algaa oiro punlo fijo bien delermiaado que 
debe senalar en el mismo diario doade apmilare sus observacioaes. 
(No se cree necesario ineacionar aqu'i el cuidado que debe leiier 
el observador de su iastrumealo al pasarlo de un lugar a olro, pues 
se supone que la persona eacargada de hacer estas observacioaes 
posee los principios fuiulamentales de la fisica: debe solameate tener 
presente que al momeato de colgar de auevo el baroraetro, es ne- 
cecesario iaclinar lentamente el tubo i fijar. el oido en el golpe que 
produce el mercurio ea la estremidad de dicho tubo, para asegurarse 
de que no haya penetrado el aire en el vacio). 
Pluviometro- 
El uso del pluviometro de Babiaet no presenta dificultad en la 
practica. Debe solameate colocarse el iastrumeato ea el cealro del 
patio evitaado la proximidad de los arboles i de las altas paredes. 
El vaso metalico se fijara en un pilar vertical, como de ana vara 
de altura, cuyo pie debe estar firmemenie embutido en ua tabloa 
horizontal de maaera que todo el iastruinento coa su armazoa pueda 
quitarse del lugar i esiar guardado ea ua cuarto iluraate la estacion 
en que no llueve. necesario -.pie el horde circular del vaso mela- 
lico se halle. siempre idea de aivel, Ea la pared del vaso de vidrio 
en que se rccibe el agua despues de la Iluvia i que sirve para me- 
dirla esia seaalada la regia para el calculo que se deduce de cada 
observacion i el observador no tieae mas que asegurar de que a!' 
colocar de nuevo el ‘pluviometro en su Ivgar, no ha quedado nada de 
agua en su interior. 
Los vientos. 
CoLOCACiON DE LA VELETA. — La veleta destinada a senalar lu 
direccion del viento debe hallarse elevada a lo meaos a uaos seis a 
ocho pies sobre los cdificios vecinos i en un espacio lo mas libre i 
abierto posible. Si se quiere acomodarla para abservaciones noctur- 
nas, se hara pasar su eje por el (echo i el entabladodel cuarto en que 
se quiera hacer las observaciones, i cortado el pie de este eje en una 
