Kr\\ eiterte Laucmetliüde. 
ry,i 
Ks sind liieniacli alle kiislalliiicii 01)jokte der riitersuchiiiitj zii- 
»räug:lich gemacht mit Ausnahme der iinmeßbar kleinen oder aus 
anderen Gründen nicht kristallographiscli orientierbarcn Kinzel- 
individuen. Gelegentliol» der Untersuchung an künstlichen Kristall- 
drähten ‘ ließ sich auch für die letztgenannten Objekte ein Ver- 
fahren zur röntgenometrischen Bestimmung der zentrosymmetrischen 
Symmetrieklasse bei Vorhandensein mindestens einer Symmetrie- 
ebene und günstigenfalls auch der Atomstruktur herausarbeiten. 
Die Methode erwies sich anwendbar auf kristallograidiische Selten- 
heiten (Tridymit, Hämoglobin, Melnikowit etc.), ferner für kristallo- 
graphisch mangelhaft aufgeklärte Bildungen (natürliche und künst- 
liche [auch metallischel Kristallhaare und -drähte) sowie zur 
Untersuchung solcher Substanzen, die Kanten und Flächen als 
Bezugsrichtungen nicht ausbilden, wie z. B. das Eis. Erforderlich 
war eine experimentelle und konstruktive Weiterbildung der Lai k- 
Methode und in erster Linie ein genaues und wenig zeitraubendes 
Ausmeßverfahren der photographischen Blatte. 
2. Das Zyklometer. 
Zur praktischen Feststellung der Orte der B>eugungstlecken 
auf der photographischen Platte konstruierte ich das in Fig. 1 
schematisch gezeichnete Instrument. 
Auf die scliwere Grundplatte ist das starke eiserne Tisch- 
chen B unter einem Winkel von -10® aufgesetzt, ln einem kreis- 
förmigen .\us8chnitt läßt sich der Metallring B B drehen und kann 
an acht unter dem Pult angebrachten Klötzclien mit der Hand 
geschoben werden. Ein in der Zeichnung verdeckter Hebel an der 
linken oberen Ecke des Pultes schaltet die Feineinstellungsschraube G 
ein. Der King BK trägt eine Gradeinteilung, die am Nonius der 
Pultplatte B auf .5' genau ablesbar ist und umschließt eine fest 
eiugekittete Glasplatte L, die zwei Klemmen M M trägt. Auf den 
zwei Stützen CU ist die zur Platte B parallele Bank D befestigt, 
auf welcher Schlitten E mit Hilfe der Schraube F verschoben wird. 
Die cm-Teilung auf der Bank 1) und der Nonius am Schlitten E 
geben den Ort des Schlittens auf 0,01 cm. Die .Achse des Be- 
obachtungsfernrohrs K, das mit dem Schlitten starr verbunden ist, 
steht senkrecht zum Pult B. Sie kann durch Schraube J um kleine 
Beträge senkrecht zur Längserstreckung der Bank verschoben 
werden. Die optische Einstellung erfolgt durch die Schraube H. 
Besonderes Augenmerk ist auf die optische Einrichtung des Be- 
obachtungsfernrohrs K zu legen. Erfordert ist vor allem ein feines, 
parallaxefrei angebrachtes Fadenkreuz und eine möglichst licht- 
starke, sclnvach verkleinernde Linseukombination. Die Erfahrung 
' K. Cross und N. Bla.ss.masx, Drahtfürmige Kristalle von Wolfram. 
N. Jahrb. f. Min. etc. Beil.-Bd. XLII. 728. ( li)l‘).) 
