54 
Pi. (il’oß, 
zeigt, daß beim Aufsuclien selir schwacher Flecken auf dem Plioto- 
gramm eine Vergrößerung des Plattenkornes und dadurch bedingte 
Inhomogenität des Bildgrundes sehr störend wirkt. Für besondere 
Fälle ist eine leicht auswechselbare zweite vergrößernde Kom- 
bination vorgesehen. Um gleichmäßiges Licht durch die Glasplatte L 
in das Beobachtungsfernrohr K zn werfen, wurde nach anderen. 
I-'is/. 1. 
weniger zweckmäßigen Versuchen mit Spiegeln, Mattglas etc. bei N 
ein reinweißes Blatt Pappe (zum Schutz gegen Verschmutzen unter 
Glas) angebracht. Die praktische Frfahrung hat gezeigt, daß die 
Größe der Glasplatte L ausreichend ist, wenn darauf eine photo- 
graphische Platte P im Format 9X 12 aufgelegt werden kann. 
ß. Das 3Iessen mit dem Zyklometer. 
Bevor die photographische Platte aufgelegt wird, bringt man 
etwas Zigarrenasche auf das Zentrum der Glasplatte L und richtet 
in der übliclicn Weise das Fernrohr K mit Hilfe der Schrauben .1 
und F auf den Drehpunkt des Ringes RH ein. Der nun bei K 
abgelesene Wert ist Nullpunktsstellung des Instruments. .Jetzt 
wird die photographische Platte P so aufgelegt, daß der Mittel- 
))unkt des I^rimürflecks mit dem Schnittpunkt des Fadenkreuzes in 
der Nullstellung znsammonfällt. ln der Regel ist zur Erzeugung 
