Erweiterte Laiieiuetliode. 
Für Objekte von tler Art der unter 1. besonders aufgefüluten ist 
«lies zunilclist unmöglich. Andrerseits lassen sicli deutliche f.aue- 
photogramme solcher Körper aucli bei sehr geringem Durchmesser 
erzeugen, wenn die Köntgenrölire geeignet betrieben wurde *. So 
ist z. D. Fig. 2 das Lauephotogramm eines 0,001 cm starken 
Wolframdrahtes, Fig. 3 von einem 3 mg schweren DiamantkristiUlchen 
in 3“'" hergestellt und das sehr schwache Bild durch Positiv- 
entwickelung hervorgerufen. Beide Photogramme sind der zufälligen 
Primärstrahlrichtung entsitrechend asymmetrisch. 
ln solchen Fällen wird die Apparatur Fig. 4 benützt. Im 
.'Schutzkasten K ist die Köntgenrölire eingeschlosseu. Durch die 
Röhrenbleude R tritt ein dünnes Primärstrahlbüudel ans. Das 
Pntersuchungsobjekt wird auf dem Drehapparat bei D befestigt. 
Bei sehr geringem Durchmesser kann man es in Plastilina ein- 
schließen, die für Köntgenlicht genügend durchlässig ist. Durch 
die zwei zueinander senkrechten Teilkreise Tj und 'J\ ist die 
Orientierung der strukturellen Achsen des Präparats zw 
Priinärstrahlrichtung, durch die beiden Kreuzschlitten S sowie durch 
die Stellschraube V die Zentrierung von D in bezug auf den 
l»öntgen]nimärstrahl möglich. Zur Einstellung wird ein tluores- 
* 1\. Gross, a. a. 0. 
