176 
A. Ehringhaus, 
bei diesem Verfaliren das Objekt in den vorderen Brennpunkt der 
Mikroskopobjektive rückt, ergäbe sich die Notwendigkeit, diese auf 
die Tubuslänge Unendlich, d. h. auf parallelen Strahlenaustritt zu 
korrigieren. Wegen der zahlreichen hiermit verbundenen kost- 
spieligen Umänderungen werden sich die optischen Werkstätten 
dazu nur schwer verstehen. 
In bequemerer Weise erreichen M. Berek ’ und F. .Tentzsch 
den telezentrischen Strahlengang im Tubusanalysator durch eine 
vorgeschaltete Negativlinse von passender Brennweite. Um die 
Parallelstrahlenbundel wieder in der ursprünglichen Bildebene des 
normalen Mikroskopes zur Vereinigung zu bringen, setzen sie hinter 
den Analysator eine entsprechend berechnete positive Linse. Diese 
Anordnung hat vor der BECHER’schen den Vorteil, ohne weiteres 
bei der bisherigen Mikroskop-Optik anwendbar zu sein. 
Die Untersuchungen von S. Becher gaben auch dem Verfasser 
Veranlassung sich seit 1916 mit der Verbesserung der mikro- 
skopischen Abbildung durch Polarisationsprismen hindurch zu be- 
schäftigen. Ohne Kenntnis von dem zuerst 1917 durch eine Patent- 
schrift ^ von E. Leitz bekanntgegebenen anastigmatischen Tubus- 
analysator nach M. Berek und F. Jentzsch wurden u. a. Versuche 
angestellt, den Astigmatismus des Nicols durch eine Vorgesetzte 
Negativlinse zu beheben. Als endgültige Ausführung eines an- 
astigmatischen Polarisationsprismas mit telezentrischem Strahlengang 
wurde jedoch eine in dioptrischer Beziehung bedeutend einfachere 
Form gewählt. Hierbei ergaben sich zwei Ausführungsarten. 
Anastigmatis eher Analysator 1. Art. An Stelle der 
bisher planen Endflächen der Analysatorprismen werden Botations- 
flächen 2. Grades angeschliffen, deren Rotationsachse mit der Längs- 
achse des Prismas zusammenfällt. Zum Gebrauch als anastigmatisch 
korrigierten Tubusanalysator für orthoskopischen Strahlengang wird 
die Eintrittsfläche eines Polarisationsprismas nach Glan-Thomi>sox 
sphärisch-konkav gestaltet. Der Krümmungsradius muß dabei so 
berechnet werden, daß die vom Objektiv kommenden Strahlen- 
büschel als Parallelstrahlenbündel den Analysator durchsetzen. Um 
diese wieder nach der gewöhnlichen Bildebene des Mikroskopes 
konvergieren zu lassen, wird die Austrittsfläche des Analysator- 
prismas sphärisch-konvex gekrümmt. Die Anordnung eines solchen 
anastigmatischen Analysators 1. Art in dem Strahlengange eines 
schwachen Mikroskopobjektives zeigt Fig. 1. Die Beseitigung der 
astigmatisclien Bildfehler gelingt hiermit ])raktisch vollkommen für 
alle gebräuchlichen Objektive wie wir weiter unten beweisen werden. 
A n a s t i gm a t i s c li e r Analysator 2. Art. Um die Kor- 
rektion geringer sjihärischer Abweichungen bis auf den letzten Rest 
‘ M. Bekek, (lies. Centralbl. 1919. No. 17 u. 18. p. 275 — 284. 
E. Leitz, Patentschrift 296001) (42 h, 3). 1917. 
