178 
A. Ehringhaus, 
verkittete achromatische Linse herheigeführt. An dieser stehen 
genügend Eadien zur Erreichung eines sphärisch und chromatiscli 
vollkommen einwandfreien Strahlenganges zur Verfügung. Die 
Einfügung eines anastigmatischen Analysators der 2. Art in den 
Strahlenkegel eines schwachen Mikro-Objektives ist aus Fig. 2 zu 
ersehen. 
Durch die Einschaltung eines der beschriebenen Analj'satoren 
wird die Vergrößerung im mikroskopischen Bilde ein wenig ver- 
ringert. Für ein Prisma von 24 mm Länge wurde der Ver- 
kleinerungsfaktor z. B. zu gefunden. Der Unterschied in der 
Vergrößerung ist demnach praktisch belanglos und wird dazu durch 
den Gewinn an Bildschärfe mehr als wettgemacht. 
Die Verbesserung des mikroskopischen Bildes durch den neuen 
anastigmatischen Tubusanalysator macht sich sowohl bei subjektiven 
Beobachtungen wie auch bei photographischen Aufnahmen mit allen 
Objektiven von den schwächsten bis zu den stärksten ganz auf- 
fällig bemerkbar, wenn mittlere und stärkere Okulare angewandt 
w^erden. Alle doppelbrechenden Objekte, welche bei gekreuzten 
Nicols beobachtet werden, also leuchtend auf dunklem Grunde er- 
scheinen, bekommen durch die Beseitigung des Astigmatismus erst 
die gestochene Schärfe guter mikroskopischer Bilder. Ganz be- 
sonders kleine, nahezu punktförmige und lange schmale, gerad- und 
krummlinige Objekte werdfen nur hierdurch vollkommen scharf ab- 
gebildet. Zur Herstellung eines empfindlichen Präparates 
für die Prüfung auf Astigmatismus und Anastigma- 
tismus wurde fein gepulverter Kalkspat in einem Gemisch von 
Alkohol und Chloroform aufgeschlämmt. Die nach etwa 60 sec 
langem Absitzen noch schwebenden Teilchen wurden mit der Flüssig- 
keit auf einen Objektträger gebracht. Ein paar Tropfen genügen. 
Nacli dem Verdunsten der Flüssigkeit wurden die zurückbleibenden 
winzigen Kalkspatteilchen gleichmäßig mit auf dem Objektträger 
aufgetragenen erwärmten Canadabalsam verrührt. Durch Aufpressen 
eines Deckgläschens wurde dann eine möglichst dünne Präparat- 
schicht hergestellt. Die Fig. .3 — 7 zeigen Photogramme dieser 
Kalkspatpünktchen, welche sämtlich mit Benutzung von Achromat 1 
und Kompensationsokular 7 von Winkel gewonnen sind. Auf den 
Fig. 3 und 4, welche bei Einschaltung der beiden beschriebenen 
anastigmatischen Tubusanalysatoren erhalten sind, sind die Kalkspat- 
stäubchen vollkommen punktförmig als kleine Beugungsscheibchen 
abgebildet. Diese erscheinen bei subjektiver Beobachtung von 
scharfen Beugungsringen umgeben. Die Fig. 5—7 sind mit der- 
selben Optik bei Anwendung eines gewöhnlichen Tubusanalysators 
(ETisma nach Glan-Thompson 8 x 24 mm) aufgenommen. Bei tiefer 
Einstellung des Mikroskopes erhält man die scharf begrenzten Striche 
auf Fig. 5, bei hoher Einstellung die weniger scharfen, um 90° 
gegen die ersten gedrehten Striche auf Fig. 6. Eine mittlere. 
