I 
BAR 
qu’ils fonî plus capillaires : mais ceux qui ont été 
cônftruits félon la méthode que nous donnons ici, 
s’accordent exactement avec les plus gros baromètres. 
Ainü on peut , à peu de frais , le procurer un baro- 
mètre bon &: commode. Il faut feulement , apres 
qu’ils ont été chargés de mercure, enlever la boule 
lupérieure comme on vient de le dire , ou avoir 
Î’aîtenîion de ne plus faire remonter le mercure 
dans cette boule. Cette précaution eft encore plus 
néceffaire pour les baromètres capillaires , que pour 
les gros baromètres : car on s’eft affuré, par des ex- 
périences réitérées, que ces baromètres ne feîenoient 
ail niveau des autres , qu’autant que le cylindre de 
mercure y étoit parfaitement purgé d’air & d’hu- 
midité. Lorfque le mercure de la boule inférieure 
a été imprégné d’air , & qu’on l’a fait remonter dans 
la boule fupérieure , il fe tient conflammenî plus 
haut qu’auparavant. Cette expérience peut avoir 
fon application dans la fameufe qiiellion des tuyaux 
capillaires. 
Baro.metre a base variante. C’elî ainfi qu’on 
peut appeller en général les baromètres qui font leurs 
excurfions dans la partie inférieure du tuyau. Tels 
font le baromètre conique de M. Amontons , le baro- 
mètre reélangulaire de M.Caffinl, &c. Ces baromètres 
ont une très-petite bafe , & entre autres défauts , 
on peut leur reprocher d’être toujours plus élevés 
que les autres. Lorfque leur bafe eft très-capillaire, 
l’excès de leur hauteur fur celle des gros baromètres ^ 
eft de 1 5 à 1 8 lignes. En général , ils montent d’au- 
tant plus haut , que leur bafe eft refferrée dans un 
tube plus étroit. 
Baromètre phosphore. Les baromètres conf- 
truits félon la méthode publiée par M. duFay , étant 
fecoués dans l’obfcurité , font paroitre dans le vuide 
un jet de lumière : mais ceux qui ont été faits 
félon la méthode que nous donnons ici , étant pa- 
reillement iecoués , ne donnent aucune lumière. 
Cette différence ne peut venir que de la conffriiéHon. 
Dans nos baromètres , le mercure a bouilli avec 
force & à piufieurs reprifes , & paffant rapidement 
de la boule fupérieure dans la boule inférieure , il 
a , par fon frottement & fa chaleur , détaché & 
enlevé jufqu’aux moindres parcelles d’air qui pou- 
voient y adhérer. Il n’en eft pas ainfi des baromètres 
de M. du Fay. Le mercure n’y a bouilli que foible- 
ment & par parties , & on pourroit prouver qu’il 
eft refté fur les parois intérieures du verre quantité 
de parcelles d’air , contre lefquelles frotte le mer- 
cure en montant & en defeendant dans le tube. Le 
frottement du mercure contre l’air adhérent au verre, 
eft vraifemblablement la caufe de la lumière qui 
paroît dans les baromètres de M. du Fay. 
Ce qui femble confirmer cette conjeâure , c’eft 
que ft on fecoue dans l’obfcurité un de nos baromè- 
tres , & que par hazard une bulle d’air vienne à s’y 
introduire, cette bulle enfdlonnant le mercure fera 
liimineufe , & le baromètre qui auparavant n’étoit 
pas lumineux , le deviendra du côté' où le tube a 
été touché par l’air. 
de La chaleur fur le baromètre. La chaleur 
raréfie le mercure, & à mefure qu’elle en augmente 
le volume , elle en diminue la pefanteur fpécifique. 
M. Chriftin a trouvé par des expériences faites avec 
art & prédfion , que le volume du mercure condenfé 
par le froid de la glace eft au volume du mercure 
raréfié par la chaleur de l’eau bouillante , comme 
66 eft à 67 ; c’eft-à-dire que l’augmentation du 
volume du mercure , ou ce qui révient au même, 
la diminution de fa peftmteur fpécifique , eft de ^ , 
à compter depuis le terme de la glace jufqu a celui 
de 1 eau bouillante. Donc un b^toimtre qui pafferoit 
du froid de la glace à la chaleur de l’eau bouillante , 
haufferoit d’une quantité égale à la 66^ partie de 
Tome /. 
B A R 811 
fa hauteur , fans qu’il foiî ftiivenu aucun changement 
dans la prefîion de Fatmofphere. 
Suppofons maintenant un thermomètre, tel que 
celui de Lyon , divifé en 100 parties égaies depuis le 
froid de la glace jufqu’à la chaleur, de l’eau bouillante. 
Il eft clair qu’en partant du terme de la glace , le 
baromètre hauffera de par chaque dégré du ther- 
momètre. Ainfi dans les lieux où la hauteur moyenne 
du baromètre eft de 27 pouces 7 ou de 330 lignes , 
la chaleur , depuis la glace jufqu’à l’eau bouillante , 
fera monter le mercure de, 8 lignes , & par confé- 
qiient de — de ligne , ou de y de point par chaque 
dégré du thermomètre. Donc fi on veut avoir l’effet 
de la prefîion de l’air tel qu’il feroir au terme de 
la glace , il faut retrancher de la hauteur aéliielle 
du baromètre autant de vingtièmes de ligne que le 
thermomètre marque de dégrés au-deffus du terme 
de la congellation ; ou par la raifon contraire, ajouter 
à la hauteur du baromètre autant de vingtièmes de 
ligne que le thermomètre marque de dégrés au- 
deffons du même terme. 
On pourra faire la même correéHon (m- un baro- 
mètre dont la hauteur fera de 27 ou de 28 pouces, 
parce qu’un pouce de plus ou de moins ne peut 
faire fur le total qu’une erreur infenfible. Mais fi on 
tranfportoit le baromètre fur des hautes montagnes , 
& que le mercure defeendîî à 25 . . . 20 . . . ou 1 5 
ponces , il faudroit retrancher de cette hauteur , ou 
y ajouter moins d’un vingtième de ligne par chaque 
dégré du thermomètre , ainfi qu’on le verra dans 
les tables fuivantes. 
PREMIERE TABLE. 
Le baromètre étant à 27 pouces 6 lignes. 
Thermomem de Lyon. à faire fur. 
Le baromètre. 
I 
100 ^ eau bouillante. 5 lignes o points. 
50 • • 2 6 
40 2 O ^ 
30 I 6 I 
I O ^ 
10 O 6 A 
9 O 5 t s 
8 Q 4 i s 
7 O 4 T i 
6 O 3 j 43 
OJ 
5 O 3 ^ 
4 O 2 J .4. 
4 g 
3 O ly ^ 
2 - O i-r ^ 
I O O J 
0 glace O O 
1 ° 0| ^ 
i O I f 1’ 
3 O ly ^ 
4 O 2 y 
5 O 3 ^ 
6 O ë 
J } 
— t ^ 
7 O 4f s 
^ O 4 T ^ 
9***»***»*o 5 T ^ 
10 O 6 2 
20 I O 
&C. &’C. ^ 
