( 42 ) 
ten) in het dopje. Men verkrijgt dan een volkomen aansluiting 
zonder schadelijke ruimte. Ter verkrijging van de noodige zekerheid 
in deze bewerking, verricht men haar eerst eenige malen met een 
proeistukje, dat men aan een bus met vloeibaar koolzuur koppelt, 
om te zien of er goede sluiting verkregen wordt. 
Do caoutchoucslang wordt vooraf langen tijd met zuiver kwik 
behandeld en warm met lak op de buizen gekit. De manometer- 
buis met caoutchoucslang worden gevuld met kwik, dat in het lucht- 
ledig gedistilleerd is in een distillateur, waarin alleen kwik gebracht 
wordt, dat vrij is van bijmengselen van vreemde metalen. 
Volumenometerbuis en manometerbuis zijn met klemmen, welke 
zeer nauwkeurige schuif beweging hebben, aan een bijzonder licht, 
maar zuiver bewerkt statief bevestigd, en zijn daarlangs vlug of mi- 
crometrisch te verschuiven. Dit meer kostbare statief dient in den 
regel alleen voor den thermometer met welken wordt waargenomen. 
Thermometers, tijdelijk buiten gebruik, worden met gewone klem- 
men aan gewone statieven opgehangen. Men behoeft slechts mano- 
meter en volumenometerbuis, uit de klemmen verwijderd, iu de eene 
hand en den eigenlijken thermometer in de andere te vatten, om het 
werktuigje gemakkelijk over te brengen in de toestellen, waar men de 
temperatuur wenscht waar te nemen, nadat het volumenometerdeel 
aan het bij die toestellen geplaatste statief bevestigd is. Ook is, 
wanneer het werktuigje aan het genoemde statief bevestigd is, dit 
statief in de eene hand en de thermometerbuis in de andere hand 
gemakkelijk te verplaatsen. Het is een groot voordeel gebleken, dat 
het thermometertje, met hetwelk standaardnauwkeurigheid te berei- 
ken is, zoo gemakkelijk te hanteeren is. Dit heb ik vooral verkre- 
gen door gebruik te maken van de stalen capillair. 
Ten einde den thermometer in toestellen te brengen, die gewoonlijk 
gesloten moeten zijn en veelal ook luchtledig gepompt moeten kunnen 
worden, voorziet men hem van een stop als in PI. II fig. 5 afgebeeld. 
De koperen ring, c. kan over het bolletje geschoven worden. Men 
legt in dezen, steunende op het randje, e, een in tweeën gedeelde koperen 
plaat als bodem, vult het cylindrische deel met een in tweeën 
gedeelde kurk aan, en brengt eindelijk in het conisch deel een in 
tweeën gesneden en met opgelost caoutchouc bestreken caoutchouc- 
stop aan. Het cylindrische deel van den ring wordt met caoutchouc- 
ringen, kit en trekbanden op het mondstuk van den toestel bevestigd, 
in welken men de temperatuur wenscht te meten. 
5. Toestel tot bereiden van zuiver waterstofgas. — Het is van 
groot belang voor metingen bij zeer lage temperaturen, dat de 
thermometer met absoluut zuiver waterstofgas gevuld wordt. Het 
