( 45 ) 
bij bewerkingen met samengeperste gassen te Leiden in gebruik 
zijn !). 
Het te drogen gas doorloopt in de eerste plaats een dubbel of 
veiligheidsdroogfleschje, g, * 2 ), met zwavelzuur hydraat 3 ). In zulk een 
dubbeldroogfleschje heeft het omkeeren van den zin van het drukver- 
schil langs den weg van het gas geen ander gevolg, dan dat de 
vloeistof van het eene in het andere fleschje overstroomt; zij kan niet 
in voorafgaande toestellen terugslaan. Yoor het gebruik aan de 
luchtpomp is dit droogfleschje nog voorzien met een verbindingsweg 
met kraan, A, die gesloten wordt wanneer men gas door de vloeistof 
wil laten strijken, doch geopend wordt, wanneer men luchtledig 
pompt. Is de toestel luchtledig, dan moet de fijne regelkraan, R, met 
de uiterste behoedzaamheid geopend worden om de eerste gasbellen 
door het zwavelzuur te laten strijken. Yerder neemt het gas zijn 
weg door twee droogtorens, «, i , met op glaswol uitgespreid chemisch 
zuiver phosphorpentoxyde. 
Daar sedert een paar jaren herhaaldelijk bereiding van zuivere water- 
stof noodig is, zijn de ontwikkelings- en waschtoestellen samen op 
een plank gemonteerd, die op de tafel wordt vastgeklemd, terwijl 
het verband met de kwikluchtpomp, L, en den te vullen toestel, Th , 
door veerende glasbuizen verkregen wordt, die met geslepen stoppen 
daarbij aansluiten en bij de toestellen met de handblaasvlam aan 
elkaar gesmolten worden. 
6. Vulling. — Ten einde den thermometer met het zuivere gas te 
vullen, is aan het volumenometerdeel een dikwandig zy buisje aan- 
gebracht, dat oorspronkelijk eindigt in een geslepen tapje, zie PI. II 
fig. 7, hetwelk de verbinding met de kwikluchtpomp en den toestel, 
die het gas leveren kan, vormen. 
Men sluit de drieweg-kraan van het volumenometerdeel nadat 
uit de met kwik gevulde manometerbuis en caoutchoucslang geruimen 
tijd kwik door deze drieweg-kraan is afgestroomd, en laat boven de 
kraan ongeveer 1 cM. kwik opstijgen. Met behulp van de kwik- 
luchtpomp pompt men dan, langs het zooeven genoemde buisje, het 
*) Zie Stoel, Metingen over den invloed van de temperatuur op de inwendige 
wrijving van vloeistoffen tussclien liet kookpunt en den kritischen toestand. Diss. 
Leiden 1891, pg. 12. Mathias, 1. c. pg. 883, fig. 1, n°. 8. 
2 ) Zie De Vries, Metingen over den invloed van de temperatuur op de capillaire 
stijglioogte van aether. Diss. Leiden 1893, PI. I. 
3 ) Inwerking van liet door electrolyse verkregen gas op liet zwavelzuurhydraat, ge- 
lijk dat bij Chappuis Mém. Bur. Intern. VI, p. 105 voorkwam, die zijn toestel vulde 
met waterstof, verkregen door electrolyse van ortbophospborzuur, werd bij de bepa- 
lingen van Cooke niet gevonden en werd ook door mij niet opgemerkt. 
