( 46 ) 
thermometer- en het volumenometerdeel eenerzijds, en de droogtoe- 
stellen van het geheel in orde gebrachte waterstof-apparaat ander- 
zijds, tot op een paar duizendste millimeter luchtledig en overtuigt 
zich dat alles volkomen sluit. Dan sluit men den stroom, regelt 
dezen met een weerstand op 2 k 3 Amp. en opent de rege' kraan 
zoover, dat er evenveel gas naar de droogtoestellen gaat als in den 
ontwikkelingstoestel gevormd wordt, terwijl men de vordering van 
de vulling op den manometer volgt. Men zorgt vooral, om overstor- 
ting in de waschflesch, pl. I, fig. 3, a, te voorkomen, dat men de regelkraan 
niet te ver opent. De bewerking van het luchtledig pompen en vullen, 
die telkens ongeveer 2 uur in beslag neemt, herhaalt men verscheiden 
malen. De laatste maal dat luchtledig gepompt is, laat men door de 
drieweg-kraan voorzichtig zooveel kwik in het volumenometerdeel 
opstijgen, dat het stofvangende kamertje niet alleen afgesloten wordt, 
maar dat ook, bij het toelaten van gas, dit kamertje geheel met 
kwik wordt gevuld. Dan smelt men het zy buisje af en perst men 
het kwik in het volumenometerdeel naar boven. 
7. Nulpunt. — Tot bepaling hiervan dient geschaafd *) zuiver ijs. De 
toestel, die dient om het ijs te schaven * 2 ), is afgeheeld in Pl. II fig. 8. 
Het blok ijs wordt over de staande schaaf heen en weer geschoven; 
het fijn verdeelde ijs valt in een bak onder het mes en vormt, ge- 
drenkt met gedistilleerd water, een fijnkorrelige verzameling van 
met een dunne waterhuid overtrokken ijsdeeltjes. Deze bakken niet 
samen en na uren lang gebruik brokkelt de massa nog even fraai 
als in het begin. Het mes, «, is van ijzer, met een meskant van 
staal ; door het met stelschroeven, b , verschillend te stellen, kan 
men meer of minder fijn schaven. Is het ijs goed fijn geschaafd, 
dan bestaat er geen bezwaar tegen om het waterstof thermometertje, 
ofschoon dit natuurlijk breekbaar is, in het ijs te pakken, dat 
daartoe in een grooten bloempot wordt gebracht. Op eenigen af- 
stand van het toestelletje kan men het ijs met de noodige voorzich- 
tigheid zelfs stevig aandrukken. Het smeltwater loopt door ver- 
scheidene openingen af in een schotel van aardewerk en stroomt 
daaruit af door een buisje op gelijk niveau met den bodem van den 
bloempot. 
Het plan bestaat om, ten einde het ijs nog beter tegen veront- 
reiniging te beschutten, de schaafplank met twee platen marmerglas 
te bedekken. 
1 ) Peenet, Meteorol. Zeitschr. 1879, p. 131. 
2) Güillaume, Mém. Bur. Intern. T. V p. 41. 
