( 40 ) 
deze fout nagenoeg overeen met de toevallige fout, die het gevolg 
van eene afwijking bij het instellen van den top van den meniscus 
op de stalen spits zal kunnen zijn : eene fout, die bij een wijdere 
buis grooter zou worden. De volumenometerbuis is 1 ) door eene caout- 
choucslang, l , verbonden met de open manometerbuis en draagt als ge- 
woonlijk een drieweg-kraan. Het afvoerbuisje, &, eindigt in een fijne 
capillair, welke dient om, bij het calibreeren van de volumenometer- 
buis, zeer nauwkeurig bekende hoeveelheden kwik af te tappen, 
voor de berekening waarvan op den stand van de kwikzuil in de 
capillaire punt gelet worat. De manometerbuis is van dezelfde soort 
en diameter als de volumenometerbuis. Wanneer met den thermo- 
meter niet wordt waargenomen, blijft de drieweg-kraan gesloten. 
Boven de drieweg-kraan is een kamertje, i , aangebracht, dat dient om 
kleine stofjes of gasbelletjes op te vangen, die de caoutchoucbuis 
mocht loslaten. Yerder is in de volumenometerbuis een bolletje, //, 
aangebracbt, dat bij de vulling (zie § 6) dient om bij iets minder 
dan gewonen druk zooveel gas in het werktuigje te kunnen bren- 
gen, dat, bij instelling op het bij de metingen gebruikelijke volume, 
een spanning van ongeveer 1100 mM. bij 0°, dus van ongeveer 1500 
Mm. bij 100° en van ongeveer 300 mM. bij — 200° bereikt wordt. 
3. Afwijkende maten van het grootere model. — Dit onderscheidt zich 
slechts doordat bij denzelfden diameter (zie PI. II fig. 2) het reservoir 
langer genomen is, en een inhoud heeft van circa 90 cm 3 . Het kan 
evenals het kleinere model in de kookglazen (Zittingsverslag ’94 1. c. 
n°. 9) worden opgenomen. 
In overeenstemming met den grooteren inhoud van het thermo- 
meterdeel, is de volumenometerbuis wijder (12 mm.) en het volume- 
nometerbolletje grooter gekozen. 
4. Eenige voorzorgen en hulpmiddelen hij het inrichten en het ge- 
bruik der thermometers. — Het glaswerk wordt met geconcentreerd sal- 
peterzuur, daarna met 25 pCt. kalioplossing, en daarna met gedistil- 
leerd water uitgekookt. Het wordt vervolgens met lucht, die over 
bijtende natron, zwavelzuur en phosphorpentoxyd gestreken is, ge- 
droogd bij sterke verwarming en, waar dit aangaat, bij luchtledig 
pompen met de kwikluchtpomp. 
Ten einde het thermometerdeel aan deze bewerkingen te onderwer- 
pen, bevindt zich onder aan het bolletje (zie PI. II fig. 3 a) oorspron- 
kelijk een buisje, waardoor de vloeistoffen kunnen worden opgezogen, 
en is het boveneinde van de glazen capillair oorspronkelijk nog ver- 
lengd door een wijder stuk, voorzien met een geslepen tapstukje (zie 
!) Jolly Pogg. Arm. Jubelband. 
