( 38 ) 
vloeibare gassen, maken het verder hoogst wenschelijk, dat de toestel 
gemakkelijk te lianteeren is, zoodat men tegen verplaatsen niet be- 
hoeft op te zien, en het brengen van den thermometerbol in het 
bad van vloeibaar gas, evenals het verwijderen daaruit, met gemak 
kan geschieden. Immers, om het bad van vloeibaar gas te verkrij- 
gen of in stand te houden, heeft men allerlei hulpmiddelen noodig, 
die veelal zeer moeilijk te verplaatsen zijn, en die toestellen en hulp- 
middelen moeten ook voor andere proeven beschikbaar blijven. Ver- 
der is het van voordeel, wanneer men achtereenvolgens gemakkelijk 
verschillende thermometers in eenzelfde vloeistof bad kan dompelen. 
In het volgende worden twee modellen van waterstofthermom eters 
beschreven, die zeer nauwkeurige metingen mogelijk maken en aan 
de eischen van het gebruik bij zeer lage temperaturen voldoen. Bij 
het eene model treedt iets meer het kleiner volume, bij het andere 
model iets meer de grootere nauwkeurigheid op den voorgrond. Wij 
beschrijven eerst het kleinere model en zullen daarna opgeven in 
welk opzicht het grootere zich daarvan onderscheidt. 
De geheele inrichting van den thermometer en de wijze van ge- 
bruik ziet men zonder verdere aanwijzing gemakkelijk op PI. I, fig. 
1 en 2, waar het vergelijken van het thermoëlement van Wïto- 
blewski met den waterstof-thermometer is voorgesteld, hetgeen reeds 
in het Zittingsverslag van 29 Dec. 1894 pag. 179 vermeld werd en 
in eene volgende mededeeling zal worden behandeld. Waterstof- 
thermometer en thermoëlement zijn daarbij gedompeld in het bad 
van vloeibare zuurstof, verkregen in het 1. c. beschreven kookglas 
O 1 ). De teekening van PI. I is, gelijk in het oog valt, half schema- 
tisch (dit geldt in ’t bijzonder van de verbindingen) ; verder is de 
wijze waarop sommige deelen der toestellen tegen temperatuurs- 
verandering beschut worden, daarop niet aangegeven, en ontbreken 
o. a. de thermometers, op welke de temperaturen ten behoeve van 
correcties worden afgelezen. 
2. Beschrijving van den kleineren waterstof thermometer. — Het 
thermometergedeelte bestaat uit een bol, «, fig. 1 PI. II, van circa 
30 cm 3 , inhoud, geblazen aan een capillairen steel, Z>, van 0.25 mm. 
inwendigen diameter. De capillair is zoo eng gekozen, omdat zij 
den overgang vormt tusschen de deelen van den thermometer, die 
op lage temperatuur, en die welke op de kamertemperatuur zijn; de 
temperatuur van het in de capillair op verschillende hoogten bevatte 
ï) Eene meer uitvoerige teekening van het kookglas bevindt zich in het artikel van 
E. Mathias, Le laboratoire cryogène de Leyde. Eevue Générale des Sciences 
1896 p. 387 fig. 3. 
