( 37 ) 
dat in de nitroverbindingen waarschijnlijk eene hydroxylgroep is 
aan te nemen. Ten einde dit te bewijzen, heb ik de natriumverbin- 
ding van phenylnitroinethaan met benzoylchloride behandeld. Hierbij 
ontstond, behalve eene olieachtige vloeistof, een prachtig gekrystal- 
liseerd lichaam, smeltende bij 161°, dat blijkens analyse en eigen- 
schappen, dibenzhydroxamzuur is. Daar evenwel hiervoor een smelt- 
punt van 153° wordt opgegeven, heb ik genoemd lichaam op de 
gewone wijze bereid en mij er van overtuigd, dat, door herhaald om- 
krystalliseeren, zijn smeltpunt eveneens op 161° blijft staan. 
De vorming van dibenzhydroxamzuur zou nu als bewijs voor de 
aanwezigheid eener hydroxylgroep in de nitroverbinding kunnen 
gelden, ware niet reeds door Kissel gevonden, dat genoemd zuur 
ook ontstaat bij inwerking van benzoylchloride op Na-nitro aelhaan, 
hetgeen op eene primaire afsplitsing van hydroxylamine duidt. Het 
zal dus noodig zijn Na-phenylnitromethaan met een ander zuur- 
chloride te behandelen om uit te maken, of het dihydroxamzuur hier 
primair of secundair ontstaat. 
Bij de inwerking van benzylchloride op Na-phenylnitromethaan 
ontstaat, behalve veel benzaldehyd, een fraai gekrystalliseerd lichaam, 
smeltende bij 124°, hetgeen nog nader moet onderzocht worden. 
Natuurkunde. — De Heer Kamerlingh Onnes biedt eene mede- 
deeling aan: „ Over het meten van zeer lage temperaturen' ’,I. 
1. Waterstof thermometers voor zeer lage temperaturen. — Nu het 
meten van zeer lage temperaturen meer en meer van belang wordt, 
komt het mij wenscbelijk voor de toestellen te beschrijven, die tot 
dit doel in het kryogeen laboratorium te Leiden (zie Zittingsverslag 
29 Deo. 1894) sedert eenige jaren gebruikt worden. 
Zij zijn onder mijne leiding ingericht door den Heer H. A. Blom, 
adjunct-instrumentmaker aan het Laboratorium, wiens vernuft mij 
daarbij zeer te stade is gekomen. 
De grondslag voor de temperatuurbepalingen levert de waterstof- 
thermometer bij constant volume. 
Het gebruik van een gasthermometer voor nauwkeurige bepalingen 
bij zeer lage temperaturen stelt andere eischen aan dit werktuig dan 
gewoonlijk bij standaard-thermometers vervuld zijn. De moeilijkheid 
om over groote hoeveelheden vloeibaar gas te beschikken maakt het 
noodzakelijk, de afmetingen van het thermometerreservoir zoo gering 
te kiezen, dat dit kan worden opgenomen in de glazen, welke in den 
regel dienen voor het verzamelen van de vloeibare gassen. De bijzon- 
dere voorzorgen, welke men in acht moet nemen bij het w erken met 
