( S2 ) 
noodig zijn om met een zelfde thermo-element langen tijd geregelde 
temperatuurbepalingen te verrichten. 
Chassagny en Abraham *) zijn bij hun onderzoek over nauwkeurige 
temperatuurbepalingen met een thermoelement tusschen 0° en 100° 
in verschillende opzichten tot dergelijke ervaringen en voorzorgen 
gekomen. Het hier medegedeelde onderzoek werd geheel onafhanke- 
lijk van het hunne ondernomen met het oog op de metingen der 
lage temperaturen in het cryogeen laboratorium. Bij vroegere onder- 
zoekingen op dit gebied zijn die voorzorgen niet opzettelijk ter sprake 
gebracht en ook Dewar en Fleming vestigen bij hun onderzoek 
over de thermo-electrische krachten van metaalcombinatiën bij zeer 
lage temperaturen er niet de aandacht op. 
Wij bespreken in do eerste plaats hoe twee thermo-elementen 
werden ingericht, om bij gelijken bouw : het eene als waarnemings- 
element, het andere als vergelijkingselement, blijvend voor nauw- 
keurige temperatuursbepaling te gebruiken. 
Het omsponnen zachte galvano-plastisch verkregen roodkoperdraad, 
dat in den handel is, heeft gewoonlijk een genoegzaam homogene struc- 
tuur om zonder meer voor het vervaardigen van een thermo-element 
te kunnen worden gebruikt. Sluit men een galvanometer door een 
dergelijken draad en verhit men, op genoegzamen afstand van den 
galvanometer, dien draad met een Bunsenvlam zoo is het niet waar- 
schijnlijk, dat men een grooteren uitslag verkrijgt, dan overeenkomt 
met een breukdeel van een microvolt. (reheel anders is het met nieuw 
zilverdraad uit den handel (zelfs met de beste soorten) gesteld, vooral 
wanneer dat in kleine bochten gewrongen is geweest. Yerschillen, die bij 
verwarming van een deel van den draad tot 1 30° storingen van een 
paar microvolts opwekken, zijn daar zeer gewoon ; bij verhitting 
met een Bunsenvlam worden zij zoo grillig, dat men geneigd zou zijn 
een dergelijken draad als onbruikbaar te verwerpen. Met behulp van 
een Bunsenvlam gegloeid, bleek zulk een draad gewoonlijk nog niet ge- 
schikt. Evenmin wanneer hij, in een asbestdoos gesloten, op een smids- 
vuur gebracht en daarna langzaam afgekoeld werd. l)e nieuwzilver- 
draden (1 mm. doorsnede), welke door mij voor de vervaardiging van 
thermo-elementen gebruikt zijn, werden daarom vooraf zorgvuldig 
recht getrokken, met behulp van eene accumalatoren batterij (28 Yolt, 
20 Amp.) galvanisch uitgegloeid * 2 ) en bij langzame vermindering van 
de stroomsterkte voorzichtig afgekoeld. De beide uiteinden van den 
nieuw zilverdraad worden dan door roodkoperen geleidingen met den 
0 Ann. de Ch. et de Phys. 6 Sér. t. 27, 355, 1892. 
2 ) Ook IS oll, V\ied. Ann. 53, p. 883, heeft zijne draden op deze wijze zacht gemaakt. 
