( 83 ) 
galvanometer verbonden en de draad bij gedeelten en onder vermij- 
ding van kleine bochten in een oliebad gedompeld, dat tot op 130° 
verhit is, of wel door een T-buis gespannen, waarin de stoom zijde- 
lings wordt toegeleid, om naar de beide einden, door welke de draad 
in- en uittreedt, te ontwijken. In de stukken van den draad, die bij 
het uitgloeien in de nabijheid geweest zijn van de stroomaanvoer- 
klemmeu, blijven dan natuurlijk vrij groote onregelmatigheden over. 
Maar, hiervan afgezien, mogen er geen grootere verschillen dan een 
paar tiende microvolt zijn overgebleven Wanneer de draad ook na 
hernieuwde gloeiing en zoo mogelijk nog zorgvuldiger afkoeling aan 
dezen eisch niet voldoet, is hij geheel onbruikbaar. 
Gelukt het, langs den draad gaande, een stuk van geschikte lengte 
te vinden, waar de electromotorische kracht door de genoemde ver- 
warming nergens boven 1 / z microvolt stijgt, en dat aan de einden 
over een lengte van 50 a 60 cm. geen merkbaar poten tiaal-verschil 
(minder dan 0.05 microvolt) vertoont, dan wordt dit stuk uit den draad 
geknipt en dienen de beide eindstukken voor de beenen van het 
thermo-element, waarbij dan, indien er verschil bestaat, het gunstigste 
einde bestemd wordt voor het nulpuntsbeen, nl. dat, hetwelk later 
in den regel in ijs zal worden gebracht. Langs dat deel van den 
draad toch zullen in den regel veel geringere temperatuur-verschillen 
optreden dan langs het als meetnaald gebruikte. 
Er dient nu verder voorkomen te worden, dat de homogeen gemaakte 
nieuwzilverdraad in eenigszins scherpe bochten gewrongen wordt. De 
draad wordt daartoe, zie Pi. III, fig. 5, met een dikwandige caout- 
choucbuis, G T , omkleed, door welke hij, zonder beschadigd te worden, 
kan worden getrokken, wanneer men hem aan een hulpdraadje soldeert, 
dat met behulp van een kogeltje door de caoutchoucbuis gewerkt is. 
Deze caoutchoucbuis dient tevens om den nieuwzilverdraad geheel te 
isoleeren en om het element te drogen. 
10. Het beschermen van thermoelementen. Thermo-elementen, be- 
staande uit naakte draden, die men dompelt in het bad, waarvan 
men de temperatuur wil bepalen, hebben het groote voordeel, dat 
zij bijna onmiddellijk de temperatuur aanwijzen. Om in elk bijzonder 
geval van die naakte elementen gebruik te kunnen maken, moet 
men zich echter eerst overtuigd hebben dat zij, in een vloeibaar 
gas bijvoorbeeld, zonder eenig gevaar van chemische inwerking, of 
van optreden van chemische potentiaal-verschillen, gedompeld kun- 
nen worden. 
Daar men verder naakte draden (wegens deze inwerking) niet in 
stoom of ijs kan brengen, moet de calibratie van het element ge- 
schieden door het element in geschikte vloeistofbaden (petroleum bij 0°, 
