( 34 ) 
olie bij 100°) te dompelen, die door ijs of stoom op de geweuschte 
temperatuur worden gebracht. 
In fig. l a en 2 a , plaat III is een dergelijk vloeistofbad afgebeeld. Men 
moet de randen, g , die buiten stoom of ijs uitsteken, zooveel moge- 
lijk beschermen tegen warmteuitwisseling met de lucht en, door aan- 
vullen met wol en sluiten met een niet geleidend deksel, lucht- 
stroomen boven de vloeistof voorkomen ; roeren blijkt onmisbaar 
en er blijven kleine temperatuursverschillen over, die afzonderlijk 
bepaald moeten worden. Wanneer men, zooals bij het calibreeren 
van het element ten opzichte van den waterstof-thermometer, liefst 
tegelijk het thermo-element en den breekbaren waterstof-thermometer 
in het vloeistofbad brengt, wordt ter bescherming van den laatste 
een binnencylinder, /, in het bad geplaatst en de roerder, r (houten 
stangetje door glazen buisje), in de buitenruimte op- en neer bewogen. 
In den regel zal het echter noodig zijn, de draden van het 
thermo-element geheel van het bad te isoleeren. Dit is zelfs niet 
te vermijden, wanneer men de meetnaald onmiddellijk in stoom of 
ijs wil brengen, of wanneer de draden of de soldeerplaats gevaar 
loopen van op den duur te worden aangetast, hetzij door het vloei- 
bare gas of door waterdamp uit den dampkring, die op het sterk 
afgekoelde element neerslaat bij het verwijderen uit de toestellen. 
Waar verder, al is het dan ook slechts in nevensluitingen met 
grooten weerstand, chemische potentiaal-verschillen kunnen optreden, 
zullen deze, omdat zij zooveel grooter dan de thermo-electrische zijn, 
allicht de nauwkeurigheid der waarnemingen in gevaar kunnen 
brengen. 
Het insluiten van het thermo-element in een afzonderlijk omhulsel 
voorkomt eindelijk, dat de draden nu eens op deze, dan weder op 
gene plaats aan plotselinge sterke afkoelingen worden blootgesteld. 
A priori is het niet onmogelijk te achten, dat zulke onregelmatige 
plotselinge afkoelingen eenigcn invloed op het thermoelement kun- 
nen uitoefenen, die door de omhulling voorkomen wordt. 
Om al deze redenen kwam het mij bij de tot nog toe verrichte 
metingen wenschelijk voor, beschermde elementen te gebruiken. 
Wanneer de draden van het thermo-element beschermd worden, dan 
moet in het bijzonder gelet worden op de warmte, die door geleiding 
langs deze draden van de soldeerplaats wordt afgevoerd. Bij nauw- 
keurige bepalingen moet zij te verwaarloozen zijn tegen de warmte- 
toevoer uit het bad, waarin het thermo-element gedompeld wordt. 
Om den warmtetoevoer te vergrooten, is dan ook een rood koperen 
blokje, a, aangebracht, waarin de aanrakingsplaats van de beide dra- 
den gesoldeerd wordt. 
