( 85 ) 
Het is in vele opzichten wenschelijk, den weerstand van het element 
gering te houden en de nieuwzilverdraad, die recht door naar de 
soldeerplaats moet loopen, om potentiaal-verschil in bochten te ver- 
mijden, mag dus, om geringe warmteafvoer door geleiding te ver- 
krijgen, niet dunner genomen worden dan bepaald noodig is. Draad 
van 1 mM. doorsnede leverde in beide opzichten geen bezwaar op. 
De nieuwzilverdraad wordt geïsoleerd door een glazen buisje, b 1) zie 
PI. III fig. 4 dat in de cauotchoucbuis, C , wordt gestoken. Om dit buisje 
wordt de met zijde omsponnen koperdraad van Y 2 ÏÏ 1 M. doorsnede, wegens 
het grooter geleidingsvermogen van rood koper, tot een lengte van 
50 cM. spiraalvormig opgewonden ')• Bij het weglaten van dit spiraaltje 
kon nog in sommige gevallen eene temperatuurverandering van de 
soldeerplaats worden geconstateerd. De glazen buis b 2 isoleert het 
geheele element, behalve het rood koperen blokje, a, van het bad 
waarin het gedompeld wordt. Bij vroegere constructies was beproefd, 
in plaats van een glazen buis, een zeer dunwandige koperen buiste 
gebruiken, die van den toestel, waariu het bad bevat is, geïsoleerd 
werd. Een dergelijke buis zou het voordeel gehad hebben, dat zij 
aan het koperen blokje kon worden gesoldeerd en dus gemakkelijk 
volmaakt sluitend daaraan te verbinden zou zijn. Doch de tempe- 
ratuur van de soldeerplaats bleek dan, zelfs bij aanzienlijke indom- 
peling, niet meer zeker te zijn tot op Vso 0 - 
Koper en glas volkomen sluitend met elkaar te verbinden, levert 
vele moeielijkheden op, vooral wanneer de verbinding bestand moet 
zijn tegen stoom en tegen het luchtledig. Is de verbinding niet 
volmaakt sluitend, dan kan, bij het calibreeren in stoom, bijv. water- 
damp, in het element doordringen en daar tot storende potentiaal- 
verschillen aanleiding geven. Aangesnoerde caoutehoucbuis is niet 
voldoende. Gewone kitmiddelen smelten beneden 100° of zijn lastig 
te verwijderen. Het plan bestaat te beproeven of een soldeerplaats 
van glas aan metaal, volgens de methode van Cailletet, tegen de 
groote en herhaalde temperatuurwisselingen, aan welke het thermo- 
element wordt onderworpen, bestand is; ook een pakkingbusje 
met schroefsluiting op een glasring zou kunnen worden beproefd. 
Ik heb echter voorloopig, daar het niet noodig is het element boven 
100° te verwarmen, mijn toevlucht genomen tot kitten met zwavel. 
Over het rood koperen blokje wordt een vertind huisje, h } geschoven; 
huisje, blokje en contactplaats worden samengesoldeerd, waarbij het 
koperen blokje met de spitsvlam verwarmd wordt en hars als vloei- 
x ) De isolatie van de spiraalwindingen zou ook kunnen geschieden door een om 
het glazen buisje spiraal vormig opgewonden en daaraan vastgesmolten glasdraadje. 
