( 86 ) 
middel dient. Men vult de geul, g , tusschen koper en glas met gesmolten 
zwavel en zorgt, dat de zwavel aan de binnenzijde niet met den 
koperdraad in aanraking komt, die dan spoedig zou worden verteerd. 
Is een dergelijke met zwavel gekitte buis eenige malen in stoom 
gebracht, gelijk voor de controle herhaaldelijk noodig is, dan neemt 
de gegoten zwavel langzamerhand den poedervorm aan. Om ook 
deze inwerking te voorkomen, wordt de aanhechtingsplaats door een 
stukje gevuicaniseerde caoutehoucbuis, e, beschermd, dat van tijd tot 
tijd vernieuwd wordt. Toen het koperen huisje onvertind gebruikt 
werd, leverde het den last op, dat gevuicaniseerde caoutchouc vooral bij 
100“ op den duur het koper aantast. Of nu het vertinnen (of 
zwartlakkeu) deze inwerking voldoende voorkomt, moet nog nader 
blijken. Het voorzien van het thermo-element met een nieuw kope- 
ren huisje en ook met een nieuw blokje en glashulsel, levert echter 
weinig bezwaar op. Het element zelf behoeft daarbij geen veran- 
dering te ondergaan. 
Zijn de glazen hulzen om de beide beenen, A en B : fig. 5, van 
het thermo-element bevestigd, zoo worden zij door een caoutchouc- 
buis en met caoutchouckit luchtdicht verbonden aan de caoutchouc- 
buis met welke de nieuw zilverdraad bekleed is. De koperdraden, 
ÜT, laat men vrij te voorschijn treden. Het element is nu in een 
volkomen afgesloten ruimte opgenomen, die alleen nog door zij buisjes 
s a , Sb met de buitenlucht in verband staat. Met behulp van deze 
zijbuisjes wordt, onder behoorlijke verwarming, droge lucht door de 
ruimte gezogen, die bij het eerste zy buisje s a , intreedt, naar de 
soldeerplaats c a door het binnenste isoleerbuisje in de buis C en 
verder, door het buisje van de soldeerplaats c& stroomt en door het 
tweede zijbuisje Sb wordt weggezogen. Na het verrichten van deze 
bewerking worden de zijbuisjes afgesmolten. 
Daar de hulzen van de thermonaalden van glas zijn, kan men 
zich tusschen de proeven er altijd gemakkelijk van overtuigen dat 
niet op een of andere wijze vocht in den toestel is doorgedrongen. 
Mocht dit het geval zijn, dan kan men het met behulp van de zij- 
buisjes gemakkelijk verwijderen. 
Om de thermonaald in de toestellen te brengen, waarin men de 
temperatuur wil bepalen, voorziet rnen haar van een stop als op 
PI. II tig. 5 Zittingsversl. van Mei afgebeeld en beschermt men 
desnoods het koperen blokje en de aanhechtingsplaats aan het glas 
op de wijze, die voor elk bijzonder bad noodig mocht blijken. 
11. Het beproeven van thermoëlementen. Het voltooide thermo- 
element wordt nu aan de gewone controleproef onderworpen, dat 
bij het brengen van de beide soldeerplaatsen op een zelfde tempera- 
