( 88 ) 
12. Stroomaf brekers, ketenwisselaars en stroomwenders met aan - 
rakingsvlakken van kwik. Bij het verrichten van metingen over zoo 
kleine potentiaalverschillen als de thermoëlectrische, is het noodig 
met de uiterste zorg te voorkomen, dat bij de contacten in de toe- 
stellen, die dienen om den stroom af te breken of te sluiten, storende 
potentiaalverschillen optreden. Roodkoperen stopcommutatoren te 
gebruiken, ligt daarbij het meest voor de hand. Door het inschake- 
len van deze toestellen in de geleiding — die, gelijk de galvano- 
meterwindingen, wel altijd uit roodkoperdraden zal bestaan — geeft 
men in allen gevalle slechts tot kleine thermoëlectrische krachten 
aanleiding. Maar wanneer de roodkoperen stopcommutatoren niet 
met zeer veel zorg Vervaardigd zijn en in watten gepakt worden, 
kunnen die storingen üiet verwaarloosd worden. 
Laat men het contact tot stand komen door het samenvloeien van 
kwik, dan is, ter plaatse waar dit contact gemaakt wordt, elk poten- 
tiaalverschil uitgesloten. Met het gebruik van deze contacten moet 
echter gepaard gaan, dat in de leiding de belangrijke potentiaalver- 
schillen kwik-roodkoper ingeschakeld worden. Deze zullen zeker 
wanneer men ze niet op geheel dezelfde temperatuur houdt, storingen 
geven. Het is hetzelfde bezwaar dat bijv. weerstandsbanken met klos- 
sen van nieuwzilverdraad opleveren. Wanneer de eindpunten van 
de klossen niet op geheel dezelfde temperatuur zijn, zullen storingen 
optreden, die vooral bij nulmethoden van invloed kunnen worden. 
Kan men anderzijds, gelijk dit ook bij weerstandsbanken bereikt 
wordt, de vaste aanrakingspunten van commutatoren en geleiding op 
genoegzaam dezelfde temperatuur houden *), dan leveren de kwik- 
commutatoren het groote voordeel op, dat men van het contact vol- 
maakt zeker is, zoodra men weet dat zuiver kwik samenkomt, en 
dat, bij geschikte inrichting van den toestel, het samenvloeien met 
een lichte handbeweging, als bij de wip van Poggendorff, te ver- 
krijgen is, terwijl men aan het maken van onberispelijke contacten 
met stopcommutatoren, gelijk bekend is, altijd veel aandacht moet 
wijden. Bij gebruik van een aperiodischen galvanometer en een 
kwikcommutator, kan de waarnemer, voor den afleeskijker gezeten, 
onmiddellijk op de eene aflezing de andere laten volgen. 
Reeds lang heb ik dan ook beproefd, van het samenvloeien van 
kwik partij te trekken tot het maken van contact. Aanvankelijk 
had ik daarvoor eenvoudige toestelletjes ingericht; in hoofdzaak 
als afgebeeld op PI. IV fig. 1 en 2. Het opzuigen van kwik in 
het buisje b fig. 1, door het wegnemen van een gewicht g , geeft contact 
*) Chassagny en Abkaham 1. c. p. 361. 
