( 91 ) 
gehecht, dat daartoe op een micaplaatje gelegd en aan de van den 
draad afgewende zijde met een kleine bout verwarmd. Nadat de 
schellak volkomen hard geworden is, kan men de klokmagneet er 
aan ophangen, het is niet voorgekomen dat de verbinding losgelaten 
heeft. De aanzienlijke en dikwijls onregelmatige veranderingen met 
vochtigheidstoestand en temperatuur, die bij ophanging aan cocon- 
draadbundels voorkomen, zijn door het gebruik van den kwartsdraad 
uitgesloten. 
De middenring van den galvanometer wordt gemakkelijk in den 
meridiaan gebracht met behulp van een tegen dien ring steunend 
spiegeltje en een magnetischen theodoliet. De galvanometer wordt 
voorzien van de draadrollen, in welke de windingen een weerstand 
van 3 Ohm hebben ; de vier windingen worden daarbij twee aan 
en achter elkaar geplaatst 1 ). Zij worden tegen den 
middenring gedrukt en voor het verkrijgen van een 
goede afsluiting zijn er caoutchoucbanden op bevestigd, 
terwijl in de openingen der rollen kurkjes gestoken 
zijn. Over den kop van den galvanometer wordt een 
glazen klokje bevestigd (zie fig. 3) met behulp van 
eene in tweeën gesneden kurk. Op deze wijze is de 
galvanometer geheel afgesloten, en stoornissen door stofjes, 
kleine spinnen enz., die anders op den duur te vreezen 
zijn, kunnen niet voorkomen. Het instrument wordt 
verder met de geleidingen in watten gepakt en eindelijk 
door een kartonnen kap beschermd, waarin enkel eene 
opening is aangebracht, die spiegelaflezing mogelijk maakt. Op deze 
wijze zijn de voorwaarden vervuld, waardoor, bij vaste opstelling, 
de galvanometer op den langen duur onveranderd gebruikt kan 
worden; eene eenmaal uitgevoerde calibratie omtrent de afhankelijk- 
heid van de gevoeligheid van den afwijkingshoek langen tijd van 
waarde blijft, en toevallige storingen zijn uitgesloten. 
Eene zeer vaste opstelling is verkregen door den galvanometer te 
plaatsen op een marmeren plaat met gips, op een waarnemingszuil 
bevestigd, die zelf ook weder door gips op den grooten pijler van 
de magnetische zaal onwrikbaar verbonden is. Op dezen pijler is 
ook de afleesinrichting, reeds in het Zittings verslag van April ’96 
beschreven, opgesteld, die veroorlooft de afwijkingen van den galva- 
nometer-spiegel met groote nauwkeurigheid op een glazen schaal van 
twee naast 
f r t <-l 
Fig. 3. 
’) De weekijzeren ringen zijn niet aangebracht. De galvanometer is dan wel niet 
aperiodiscb, maar de verandering van nulpunt en gevoeligheid kan dan — ook in 
verband met de verandering van liet aardmagnetisme — beter worden bestudeerd. 
