( 92 ) 
Hartmann en Braun (door oplegging vergeleken met den standaard- 
meter) af te lezen. 
De groote pijler, fig. 4, 
bestaat uit een op drie 
rijen van tonnen met slie- 
ten opgetrokken steen- 
klomp, die van boven zij- 
delings is uitgemetseld 
en in de geheele magne- 
tische zaal, onder den ge- 
wonen vloer, een doorloo- 
penden vloer van groote 
stabiliteit ten dienste van 
vaste opstellingen vormt. 
Op dezen vloer zijn, tusschen de balklaag van den gewonen vloer, 
de eigenlijke waarnemingspijlers opgetrokken. Galvanometer en schaal 
zijn dus opgesteld op eenzelfde onwrikbaar samenhangende steen- 
massa. De stabiliteit van het nulpunt is dan ook uitstekend. 
14. V ergelijkingselement De gevoeligheid van den galvanometer 
kan door absolute metingen bepaald worden. Gewoonlijk echter dient 
tot het bepalen van de electromotorische kracht in absolute maat 
de vergelijking met een standaard element van Clark (thans een 
van Clark door Fuess). Om gedurende de temperatuursbepalingen 
de verandering van de gevoeligheid van den galvanometer te elimi- 
neeren, wordt een thermo- element nieuwzil verkoper gebruikt, dat ge- 
heel van dezelfde constructie is als het waarnemingselement en 
welks sol deer plaatsen in stoom en in ijs geplaatst zijn. Dat dit ver- 
gelijkingselement zelf in stoom en ijs kan worden gebracht en daar- 
in zoo lang kan blijven als dit gewenscht wordt, levert hier vooral 
veel gemak op. De kookpuntstoestel, die hierbij dient (zie PI. I 
fig. 2), is in § 8 beschreven. De verdampingssnelheid in den kook- 
puntstoestel wordt zooveel mogelijk standvastig gehouden, zoodat 
alleen eene correctie voor verandering van het kookpunt met den 
barometerstand behoeft te worden aangebracht, voor welke correctie 
men gebruik maakt van eene met dit vergelijkingselement verrichte 
calibratie. Het vergelijkingselement wordt van tijd tot tijd met het 
standaard-element van Clark vergeleken. Mocht het door absolute 
metingen blijken, dat het thermoelement, wanneer dit steeds op de- 
zelfde wijze behandeld wordt, steeds weder bij eenzelfde tempera- 
tuursverschil eenzelfde electro-motorische kracht levert, dan zou met 
de aangebrachte correctie de electromotorische kracht tot op ] /ioooo 
zeker kunnen zijn, en dit element zelf als grondslag voor de bepa- 
