( 93-) 
ling van electro-motorische krachten kunnen dienen. Deze onver- 
anderlijkheid is wel waarschijnlijk, maar ik heb haar nog niet bui- 
ten twijfel kunnen stellen 
Bij de temperatuursbepalingen laat men op een uitslag van den 
galvanometer door het waarnemingselement, onmiddellijk eene afwij- 
king door het vergelijkingselement volgen. Op Plaat I hg. 2 (Zit- 
tingsversl. Mei is aangegeven, hoe daarbij van de kwikcom- 
mutatoren gebruik gemaakt wordt. Er zijn twee ketenwisselaars 
en een stroomwender in gebruik om achtereenvolgens den stroom 
van het waarnemingselement (on, gh of if, o d) en het vergelijkings- 
element ( ob , gf of od) in twee richtingen door den galvanometer 
te laten gaan. De metingen worden met een tweeden weerstand 
herhaald. 
Yerder worden door omleggen van den keten wissel aar rechts ( oa , 
gh of if, oe ), bij de verbinding der draden zooals die op de teekening 
is aangegeven, de stroom van de beide elementen, achter elkander 
geplaatst, in twee richtingen door den galvanometer geleid. Wanneer 
men dan het contact der koperdraden bij w verwisselt, worden de 
beide elementen tegen elkander (oa, gh of if, oe) geplaatst, terwijl 
hetzelfde op onafhankelijke wijze bereikt kan worden door de rood- 
koperen contacten bij v te verwisselen (oa, gh en if, oe). Bij elk van 
deze metingen wordt weder achtereenvolgens van twee weerstanden 
gebruik gemaakt. 
Bij kortsluiting van de aan de commutatoren bevestigde draadge- 
leiding op de plaatsen v en w kan men eindelijk controleeren of de 
commutatoren stroomloos zijn. 
Hiermede zijn de gegevens voor verschillende onafhankelijke be- 
palingen van dezelfde thermo-electromotorische kracht, uitgedrukt in 
die van het vergelijkingselement tusschen 0° en 100°, verkregen. 
Door waarnemingen verricht, wanneer de soldeerplaatsen van het 
waarnemingselement op 0° en 100° gebracht zijn, is het mogelijk, 
de gemeten electromotorische kracht uit te drukken in die van het 
waarnemingselement bij 0° en 100°. 
Eindelijk geeft de verwisseling van het waarnemingselement met 
het Ci.ARK-element aan Ci en C 8 de gelegenheid om het vergely- 
kingselement in dit standaard-element uit te drukken, en dus, onaf- 
hankelijk van de onderstelling omtrent de onveranderlijkheid van 
het vergelijkingselement, verschillende waarnemingsreeksen met het 
waarnemingselement met elkaar te vergelijken. 
De uitkomsten van deze metingen zullen in eene volgende mede- 
deel! ng behandeld worden. 
7 
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. V, A°. 1896/97, 
