( 439 ) 
Het moet van voordeel zijn deze alliages korter te maken, mits 
daardoor de geleiding naar de tweede soldeerplaatsen niet in oneven- 
redige mate grooter wordt. Ik heb getracht dit te bereiken door de 
alliages geheel achter ’t bovengenoemde koperplaatje op te bergen, 
De technische bezwaren, aan de uitvoering verbonden, werden hier- 
door werkelijk grooter. Het resultaat was, dat de door mij gebezigde 
radiomicrometer IV 2 k 2 maal zoo gevoelig was als die van Boys, 
terwijl de slingertijd (37 2 'j tot op een derde der waarde was ge- 
reduceerd. 
De toestel bestemd tot opname van den radiomicrometer is ge- 
bouwd volgens de aanwijzingen van Prof. Julius, en bestaat uit 
dezelfde deelen als het daarvoor door Boys ingevoerde type. Het 
geheel is een in tweeën gesneden stuk koper met een vertikale 
cylindervormige holte om den kwartsdraad van den radiomicrometer 
op te nemen. Deze holte heeft eene verwijding van 5 c.M. hoogte 
bij 3 l /é m.M. diameter om ’t gedeelte van den radiomicrometer, be- 
stemd voor inwerking van ’t magnetisch veld, te bevatten. De 
magneet zelf staat vertikaal. Deze geheele toestel is zorgvuldig 
geïsoleerd voor warmtewerking van buiten af en is zoodanig ge- 
monteerd, dat gebruik gemaakt kan worden van de voordeelen der 
ophanging, door Julius (Wied. Ann. 56. p. 151. 1895) beschreven, 
terwijl, zoo noodig, het apparaat op den steen, die den spectrometer 
droeg, kon worden vastgezet. 
Het was verder mogelijk den radiomicrometer in het spectrum uit 
te schuiven in de optische as van den spectrometer en hem daarin 
nauwkeurig te stellen. 
§ 3. Verdere opstelling der apparaten. 
De spectrometer, dien ik kon gebruiken, was dezelfde die door 
Prof. Julius is beschreven in: Licht- und Warme-Strahlung. 
De arm van den spectrometer, die de radiomicrometer-inrichting 
voert, is vast, de andere bewegelijk en is uitgebouwd om de ver- 
schillende verwarmingsapparaten te kunnen dragen. 
De toestel om de stoffen te verhitten bestond uit een cylinder van 
koper, 12 c.M. lang, van binnen dubbel conisch uitgehold, zoodat 
’t nauwste gedeelte zich in ’t midden bevond. Het koperstuk was 
zoodanig ingericht, dat op deze plaats de plaat vormig gedachte 
stoffen konden worden gebracht. Om ’t geheel te verwarmen werden 
25 windingen van week ijzerdraad om den cylinder gelegd en 
hierdoor een wisselstroom gezonden, waardoor ’t mogelijk w T as de 
plaatjes tot 800° te verhitten. De verwarming zelf voldeed goed 
