( 440 ) 
en de veranderingen in temperatuur bedroegen meestal niet meer 
dan 5° — 10° gedurende drie of vier uur. 
Om de temperaturen te kunnen meten werd een thermo-element 
vervaardigd, bestaande uit Platina en Platina-Rhodium (10 pCt. Rh.), 
in draden van 0.1 m.M. dik, welk thermo-element werd geijkt 
volgens de methode van Barus (Physikalische Behandlung und 
Bestimmung hoher Temperaturen). De daarvoor geschikte metalen 
met juist bekend smeltpunt zijn weinige, maar toch is het mogelijk 
op deze wijze temperaturen met een nauwkeurigheid van 10° te 
bepalen. Om van de platen de absorptie te kunnen meten, moest 
ik omzien naar een daarvoor geschikte warmtebron. Ik koos ten 
slotte een rond stuk platina (20 mikron dik) dat zigzagswijze was 
uitgesneden zoodat een stroom achtereenvolgens de verschillende 
reepen kon doorloopen. Hoewel de emissie niet geheel constant 
bleek, was door herhaling der absorptie-waarneming een vertrouw- 
baar resultaat te verkrijgen. 
Bij de proeven werd door middel van een metalen spiegel bet 
glazen plaatje nauwkeurig op de spleet gespiegeld, zoodat ik zeker 
was niet een gedeelte van de warmte, door den kopercylinder uit- 
gestraald, te meten. Achter dezen cylinder werd het platina gesteld. 
Het koperstuk was zoo afgewerkt dat het naar willekeur kon worden 
voorgeschoven of weggetrokken, zoodat ik op eenzelfde plaats in 
het spectrum emissie en absorptie direct na elkaar kon waarnemen. 
Dat dit noodig is, is duidelijk, waar vooral bij steenzoutpreparaten 
een instellingsfout van 1 / 4 ' wel is te maken. 
Gedurende de proeven behoefde de waarnemer zich niet te ver- 
plaatsen, wat noodig is, wanneer men den rustigen stand van den 
radiomicrometer niet wil verstoren. 
De proeven werden genomen in ’t Natuurkundig Laboratorium 
der Universiteit te Amsterdam, waar de hulpmiddelen voor dit onder- 
zoek mij in ruime mate ten dienste stonden. 
Aan Prof. W. H. Julius betuig ik mijn dank voor het mij in 
gebruik afstaan van zijn toestellen. 
§ 4. Resultaten. 
De beide onderzochte stoffen waren kwarts en glas, beide in 
platen van 1 m.M. dikte. Het bedrag der reflectie op voor- en 
achtervlak der kwartsplaat werd op ongeveer 7 pCt. bepaald, door 
waarnemingen aan een kwartsplaat van dubbele dikte. 
De emissie-krommen voor kwarts en glas vertoonen in ’t algemeen 
een verloop als door anderen is geconstateerd bij zwarte lichamen, 
