( 31 ) 
Over het algemeen schijnt sterk dichroïsme met sterke polarizatie 
samen te gaan ; intusschen doet zich ook hier eene uitzondering voor, 
in het gedrag van zijde en wol. Men heeft met een verschijnsel te 
doen, dat van meer ingewikkelden aard is dan men zich op grond 
der proef van de Sénarmont zou voorstellen, en niet door combi- 
natie van gewone absorptie met gewone dubbele breking te verklaren. 
Natuurkunde. — De Heer van der AVaals biedt voor het Zit- 
tingverslag aan eene mededeeling van den Heer Prof. W. H. 
Julius: „ Over eene inrichting om meetinstrumenten te bevei- 
ligen tegen de dreuningen van den bodem". 
De onophoudelijke schudding en dreuning, waaraan de gebouwen 
eener drukke stad onderhevig zijn, is aan hen, die fijne metingen 
wenschen te verrichten in een universiteitslaboratorium, doorgaans 
maar al te goed bekend. Haar schadelijke invloed op de rust van 
vrij hangende voorwerpen, zooals de magneetsystemen der galvano- 
meters, is in ’t algemeen des te grooter naarmate het systeem lichter 
en zijn traagheidsmoinent om de vertikale as kleiner is. 
H. du Bois en H. Bubeïïs hebben de voorwaarden ontwikkeld 
— en bij den door hen geconstrueerden galvanometer zooveel mogelijk 
in toepassing gebracht — aan welke een lichaam, dat aan een draad 
zonder torsie is opgehangen, voldoen moet, opdat kleine verplaat- 
singen van het ophangpunt althans geen draaiingen van het systeem 
om een vertikale as ten gevolge kunnen hebben en dus het beeld 
eener schaalverdeeling niet doen afwijken. 
Wanneer men een systeem zoo vervaardigd heeft, dat het aan de 
door hen gestelde eischen werkelijk voldoet, dan is daarmee een 
groote schrede gedaan. Maar het is helaas zeer moeilijk en bij 
kleine systemen hoe langer hoe moeilijker, de „traagheidssymmetrie” 
met de vereischte nauwkeurigheid tot stand te brengen en bij het 
hanteeren van den toestel te behouden. Ik heb daarvan nog onlangs 
bij het vervaardigen van uiterst lichte radiomicrometerketentjes de 
pijnlijke ondervinding opgedaan en kwam tot de overtuiging, dat 
een onmisbare voorwaarde om met zulke systemen te kunnen wer- 
ken, toch eigenlijk gelegen was in het bezit van een plaats, waar 
het geheele instrument vrij van den invloed der dreuning kon wor- 
den opgesteid. 
H. du Bois uud H. Rubens, Wied Ann. 48, s. 241. 
