( 37 ) 
tegen drcuning te beveiligen door het op stukken caoutchouc, vilt 
of op spiraalveeren te plaatsen, meestal mislukken. Bij onze inrich- 
ting daarentegen moeten de impulsen vrij zuiver gelijktijdig aan- 
komen, vooreerst omdat de snelheid van longitudinale golven in sna- 
ren slechts in geringe mate van de spanning afhankelijk is, en ten 
tweede omdat bovendien de draden zoo goed mogelijk even sterk 
gespannen zijn. 
Wat nu de praktische waarde der gegeven beschouwingen betreft, 
kan ik slechts wijzen op eenige voorloopige waarnemingen, daar het 
beschrevene, stevig geconstrueerde statief met verplaatsbaar zwaarte- 
punt nog niet gereed is. Maar ik heb proeven genomen met een 
radiomicrometerketen van 20 milligram, binnen een toestel van 
ruim 2 KGr. gewicht opgehangen aan een kwartsdraad, die ongeveer 
17a micron dik en 5 cM. lang was. Wanneer de toestel op een 
steenen pijler stond, vertoonde het systeem een zoo groote bewege- 
lijkheid, dat een lichtbeeld, door het spiegeltje geworpen op een 2 
M. verwijderde schaal, voortdurend trillingen maakte van 10 tot 20 
inM. amplitude, die bij het passeeren van rijtuigen enz. natuurlijk 
nog toenamen. Stond het instrument op een niet van den vloer 
geisoleerde tafel, dan was een voetstap voldoende om het lichtbeeld 
slingeringen van verscheidene decimeters te doen maken. Zoodra 
echter de toestel opgehangen was aan drie dunne staaldraden van 
172 M. lengte en daaraan zoodanig bevestigd, dat het zwaartepunt 
volgens ruwe bepaling in het steunvlak lag, kwam het lichtbeeldje 
spoedig geheel tot rust en bedroeg de onzekerheid in de aanwijzing 
stellig geen halve millimeter meer. 
Bij deze proef waren de draden van boven vastgemaakt aan een 
balkje, dat over twee los op den houten vloer staande kasten gelegd 
was, zoodat de ophangpunten sterk onder den invloed verkeerden 
van dreuning, door het loopen veroorzaakt. Toch verplaatste bij 
hard stampen op den vloer het lichtbeeldje zich slechts een of twee 
millimeters. De dempers waren gedompeld in glaasjes met olie. 
Verbond men aan den toestel op stevige wijze een gewicht van 
een kilo, hetzij boven of onder het steunvlak, dan kwam het beeldje 
bij stampen in heftige slingering met een amplitude van 2 tot 5 c.M. 
Het is dus blijkbaar niet moeilijk, om de noodige voorwaarden 
tot op zoodanige hoogte te verwezenlijken, dat men er succes van 
ziet; en als men met eenige zorg het zwaartepunt in het midden 
van A' B' C' brengt, zal in den regel het doel bereikt zijn. 
Intusschen hebben eenige waarnemingen het vermoeden gewekt, 
dat de ligging van het zwaartepunt nog iets voordeeliger gekozen 
