bindingsbuizen of kranen konden medegesleept worden. Tweekurkjes 
k dienen tot het goed gecentreerd houden van de waarnemingsbuis 
in het vloeistof bad, en dragen den thermometer t. 
Het boveneinde der waarnemingsbuis is, door middel van zwavel, 
gekit in een koperen dopje d dat, om zooveel mogelijk alle stugheid 
te vermijden door middel van een langen stalen capillair c met een 
moertje m is verbonden; dit laatste kan op een tapstuk s worden 
geschroefd, dat aan een langen koperen capillair x gesoldeerd is, en 
langs kraan 6 en 5 (fig. 1) met het busje C en de kwikluchtpomp L 
verbonden is. 
De vulling der waarnemingsbuis geschiedt op de volgende wijze: 
kraan 5 en G worden opengezet en het luchtledige in de buis ge- 
maakt; daarna gaat 5 weer dicht en wordt 3 geopend, nadat C tot 
de kamertemperatuur teruggebracht is. Is in buis b de temperatuur 
lager dan in C, dan distilleert daarin de vloeistof uit C over; is 
op die wijze eene voldoende hoeveelheid vloeistof verzameld, dan 
worden de kranen 3 en 6 weer dichtgemaakt. Over ’t algemeen 
was na deze bewerking de vloei stofdraad in den capillair gesplitst, 
hetzij door laatste sporen lucht, hetzij door dampbelletjes. De con- 
tinuïteit van den capillairen draad verkreeg ik steeds door de vloeistof 
heel langzaam te laten koken: daarvoor werden kraan 5 en 6 een 
weinig opengezet, en de damp ontsnapte langs den veiligheidsmauo- 
meter v. 
Yoor afleesinrichting en veiligheid der waarnemingen verwijs ik 
naar de Vries (Proefschrift, Leiden 1893). 
Voor proeven in de nabijheid der kamertemperatuur, werd de waar- 
nemingsbuis geplaatst in een glazen cylinder van ongeveer dezelfde 
lengte (1 M. ongeveer), en omtrent 5 cM. breed, waardoor het water 
der waterleiding stroomde: het kwam van onderen in en stroomde 
van boven langs een zijbuis weg. Om een neerslag van waterdamp 
op het waterbad te voorkomen, werd dit nog omringd door een tweeden 
cylinder, en de ruimte tusschen beiden met phosphorpentoxyde ge- 
droogd. 
Fig. 2 stelt voor de inrichting der proef bij waarnemingen in 
kokend chloormethyl. De glazen toestel is dezelfde als die, waar- 
mede de Vries waarnemingen heeft gedaan in kokend aethyleen ; 
wegens zooveel minder lage temperatuur konden echter eenige com- 
plicaties achterwege blijven. 
De waarnemingsbuis wordt geschoven in een buis van ongeveer 
dezelfde lengte: circa 1 M., en ongeveer 3 cM. in diameter, waaraan 
een zijbuis is bevestigd, langs welke het vloeibaar chloormethyl wordt 
ingeschonken ; deze twee buizen .zijn met stoppen gesloten en met 
