( 118 ) 
bij de liooge temperaturen. De spiegel behoudt dan zijn stand zooals 
door het spiegelbeeld, met den kijker waargenomen, werd geconstateerd. 
Het houten plankje is op een stelinrichting boven den spectrometer 
(5) bevestigd. Ten einde te voorkomen dat bij het stellen van den 
spiegel de stugheid der toeleidingsdraden van den stroom last ver- 
oorzaakt, gaan die draden naar twee kwikbakken, waarin ook de 
koperdraden zijn gedompeld, die aan de twee bovengenoemde stijlen zijn 
vastgemaakt. 
5. Wat betreft .de methode van waarnemen , de inrichting der 
toestellen, de verkrijging van homogeen licht etc. bij de bepaling der 
optische constanten, verwijs ik op vroegere publicaties 1 ). 
6. De temperatuur van den spiegel bepaalde ik, nadat de optische 
waarnemingen waren afgeloopen, door te zien, bij welke stroom - 
sterkte kleine kristallen van verschillende zouten die op den spiegel 
werden gebracht, smolten. De smeltingstemperaturen ontleende ik 
aan Landolt’s en Börnstein’s tabellen. Het bleek, dat bij 80 
Ampèren, toen de reep in het midden roodgloeiend werd, maar het 
uitgestraalde licht nog niet hinderde aan de duidelijkheid van den 
band in den compensator, de temperatuur 800° was. 
7. Resultaat. Het bleek dat bij deze temperatuur en bij gebruik 
van rood, geel of blauw licht geen verandering in plaats of don- 
kerheid van de streep in den compensator kon worden geconstateerd. 
Toch gaf bij den gebruikten spiegel een draaiing van den schroefkop 
over 6 deelcn en van den analysator over minder dan 1° reeds een 
duidelijke verandering en de invloed van de temperatuur blijft dus 
hierbeneden. Hieruit volgt dan dat ook bij verhooging der tempe- 
ratuur tot 800° de brekingsexponent nog geen verandering heeft 
ondergaan, die vergelijkbaar is met die, welke uit Kundt’s waar- 
nemingen met doorgelaten licht (bij een temperatuursverhooging van 
slechts 90°) (2) is afgeleid. De nauwkeurigheid van mijne waarne- 
mingen is geringer dan de in (2) behandelde, maar dit kan aan deze 
conclusie slechts weinig veranderen. Ik geloof niet, dat het nut zou 
hebben nu nader na te gaan hoe groot wel de juiste grenzen der 
waarnemingsfouten zijn bij deze proef, resp. die, waarbinnen aange- 
toond is dat n onveranderd blijft. Ik stel mij voor door waarnemingen 
bij den hoofdinvalshoek en met een fraaieren spiegel te verrichten, 
binnen grenzen van nauwkeurigheid, die een paar malen nauwer zijn, 
het bedrag der verandering te bepalen. Het onderzoek zal verder 
ook tot nog hooger temperaturen kunnen worden uitgebreid, door 
!) Sissingh, Arctiiv. Neerland. T. XX. p. 1 . 1886. 
Zeeman, Arcliiv, Neerland. T. XXV1T. p. 252. 18Ü3. 
