( 295 ) 
waarmee het spectraal ontlede licht wordt waargenomen. Yoor 
het instellen van den kleinen nicol dienen de schroef G en de staal- 
draad H H ] ). Fig. 4 stelt den arm voor waaraan de draad is beves- 
tigd, gezien van af de zijde van den collimator. Bij J (fig. 1) hangt 
aan den draad een gewicht. De spiegelaflezing, waarmee de draaiing 
van den nicol wordt gemeten, bestaat uit den kijker ƒ£, de vertikale 
glazen schaal L, en de spiegels M en N. 
Fig. 2 stelt den grooten nicolhouder 2 ) voor op grooter schaal. De 
bovenste helft van de figuur is in doorsnee geteekend, de onderste 
in aanzicht. Hierin zijn a de nicol, welke gevat is in den ring met 
stelschroefjes &, c de glasplaat in de flens, d de sluitmoer voor deze 
glasplaat. De pakkingen zijn hier en op andere plaatsen zwart aan- 
gegeven. Het gas kan in den toestel worden gebracht door een 
aan het moertje e verbonden buis, waaraan tevens de manometer is 
verbonden, f is de proefbuis, welke door den moer g met den 
nicolhouder is verbonden, h is de doorsnee van het niveau 3 ) op 
den grooten nicolhouder, i zijn de buizen waardoor water stroomt 
om de temperatuur van de proefbuis constant te houden 4 ), k de 
toevoerbuis hiervoor met den thermometer 1. Een dergelijke buis 
met thermometer dient voor den waterafvoer. In fig. 1 zijn beide 
buizen zichtbaar. Tusschen de proefbuis en de waterleidingsbuizen 
is nog eene laag caoutchouk. 
Fig. 3 stelt den kleinen nicolhouder voor, op dezelfde wijze getee- 
kend als fig. 2. De letters a — d, f , </, i hebben dezelfde beteekenis 
als in de vorige figuur; e is de arm waaraan de staaldraad is beves- 
tigd (zie ook fig. 4). 
De bepaling der golflengte geschiedde nu steeds door calibratie 
van het spectrum met behulp van FRAUKHOFERsche lijnen. 
De gassen zijn afgetapt uit stalen en ijzeren bussen, waarin ze 
in den handel worden gebracht, en zijn geanalyseerd met Hempel’ 
sche pipetten. 
Voor koolzuur en stikstofoxydule kon de drukking niet zeer hoog 
worden genomen. In de nabijheid van het condensatiepunt bleek 
het lichtbeeld veel te onrustig te worden, om behoorlijke waarne- 
mingen mogelijk te doen zijn, ten gevolge van de groote verander- 
lijkheid van de dichtheid met de temperatuur. Ook was het hierbij *) •*) 
*) Zittingsversl. Kon. Akad. 1894/95 p. 231. 
“) n n // 1S93/94 p. 33. 
3 ) // // // 1894/95 p. 231. 
•*) // // „ 1894/95 p. 230. 
