( 313 ) 
en afleesspieget zich in de brandpunten van de ellips bevinden. Met 
meerdere cirkelvormig gekromde reepen kan men den ellipsboog 
eenigermate nabootsen. Men brengt daartoe eenvoudig, met iederen 
spiegelreep, bet beeld dat deze van de lichtbron ontwerpt, in de 
richting van den afleesspiegel en tracht voor iederen spiegelreep op 
zich zei ven te verkrijgen, dat deze, van uit de plaats van den aflees- 
spiegel gezien, gelijkmatig schitterend verlicht is. Het laatste is 
voor elk der bol vormige spiegelreepen alleen bij eene zekere breedte 
van de lichtbron te bereiken. Wil men het verband nagaan van 
de benoodigde breedte van de lichtbron, den boog dien de enkele 
spiegelreep onderspant, en de plaats en kromtestraal van dezen spie- 
gelreep, dan behoeft men slechts het volgende in het oog te houden. 
Een punt der schaal is verlicht wanneer de uiterste stralen, naar 
den aflezingsspiegel getrokken, rugwaarts verlengd, na terugkaatsing 
op den verliektingsspiegel, binnen het lichtgevende oppervlak van de 
lichtbron vallen en de sterkte van de verlichting is bij bekende 
straling van de vlam uit de beschouwing van de kegels tusschen 
deze uiterste stralen af te leiden. Doch ook zonder nadere uitwer- 
king valt het in de eerste plaats in het oog, dat naarmate de 
lichtbron breeder genomen wordt, het er minder op aankomt of de 
reep, op eene bepaalde plaats gebracht, den juisten kromtestraal heeft 
en met de normaal in de juiste richting wijst. Men vindt verder, 
dat, wanneer de lichtbron niet te smal, en de boog, welke de enkele 
spiegelreepen onderspannen, niet te groot is, de instelling ook met 
spiegelreepen, die dezelfde kromming hebben, gemakkelijk te bereiken 
is en de intensiteit van verlichting voor verschillende punten der 
schaal dan nagenoeg dezelfde wordt. De kromtestraal van de reepen, 
te Leiden in gebruik, is ongeveer 96 cM ; de langste reepen onder- 
spannen een boog van 28° en hebben dus eene koorde van 45 cM. 
Met twee zulke reepen verlicht men, bij een schaalafstand van 3 M. 
bijv., eene schaal van 80 cM.; met drie, of twee groote en twee kleine, 
eene schaal van 100 cM., met behulp van een ARGAND-brander. 
In fig. 2 is, als voorbeeld voor de plaatsing van spiegel, verdeelde 
schaal en lichtbron geteekend de opstelling van fig. 1, bij welke op 
een schaal-afstand van 3. m 20, eene schaal van 1 Meter met behulp 
van eene oliepit fraai verlicht werd. Het lampje hangt hier 54.3 cM. 
van den verliektingsspiegel en 30 cM. voor de schaal. De loop van 
eenige lichtstralen is aangegeven. Ter vergelijking is verder de ellip- 
tische boog, om lichtbron en aflezingsspiegel als brandpunten, ge- 
trokken. De breedte van de vlam is 3,5 cM., de hoogte van het 
lichtgevend oppervlak van 1,5 tot 2 cM. 
