lg Allgemeines über die mikroskopische Beobachtung pflanzlicher Zellen und Gewebe. 
benutzter Apparat. leb benutze ihn zum Aufsuelien kleiner tloppelbrecben- 
der Kristalle mit bestem Erfolg. So liabe ich mit seiner Hilfe in sehr 
vielen Aleuronkornern Calkoxalatkristalle nachweisen können, in denen man 
früher keine solchen gefunden hatte. Es fällt dabei besonders in’s Grevvicht, 
dass die in der Pflanze vorkommenden Kristalle oder KristalloYde fast 
ausnahmslos zu den doppelbrechenden Systemen gehören. Des winkelmessen- 
den Goniometers bedarf man in der angewandten Anatomie kaum. 
Der M e SS ap parat für mikroskopische Zwecke besteht, in der 
jetzt allgemein üblichen Form, in einer, auf Glas geätzten, willkürlichen 
Scala (Mikrometer), die meist in das Ociilar eingelegt oder eingeschoben 
wird, und deren Theilstriche in ihrem absoluten Werthe durch Vergleich 
mit einer Scala von bekannter Theilung festgestellt woi’den sind. Meist 
ist der Werth der einzelnen Theilstriche der willkürlichen Scala bei den 
verschiedenen Vergrösserungen in einer dem Mikroskope beigelegten Tabelle 
verzeichnet, oder beim Verfertiger des Instrumentes zu erfahren.^) Besser 
ist es, man bestimmt ihn sich selbst. Es ist dazu nur ein auf Glas 
geätzter Maassstab nöthig, der einen Millimeter in 100 Theile getheilt 
enthält. Durch Vergleichung dieses Maassstabes mit dem willkürlichen 
katm man den Werth der Theilstriche des letzteren leicht feststellen. 
Der Messapparat spielt eine grosse Bolle bei Stärkemehlanalysen, 
Holzuntersuchungen, wie überhaupt überall dort, wo es auf genaue Fest- 
stellung von Grössenverhältnissen ankommt, und scharfe Unterschiede oft 
nur in der Grösse liegen, wie z. B. bei den Stärkekörnern der Reis und 
Mais einerseits und denen des Weizens , der Gerste und des Roggens 
andererseits, sowie bei der Feststellung des Verhältnisses der Weite des 
Lumens zur Wanddicke der Fruchthaare dieser Cerealien u. a. 
Allen mikroskopischen Messungen legt man jetzt nach HaetincOs 
Vorschlag den Mikromillimeter zu Grunde. Derselbe — 1 l-'- » 1 Mik., 
1 Mmm., 1 Mikron ist = mm — O'OOl mm = O’OOOOOl m. 
Die umfassendste Anwendung aber finden und verdienen die 
mikrochemischen Keagentien und Tinctionsmittel, von denen 
ich eine Aiiswahl der gebräuchlichsten am Ende dieses Capitels gebe. In 
ihnen besitzen wir Mittel , die chemische Natur mikroskopisch kleiner , ja 
kaum wahrnehmbarer Zellinhaltsbestandtheile nachzuweisen, wie auch den 
chemischen Charakter der Membran festzustellen. Ihrer wird daher kein 
Mikroskopiker mehr entrathen. Sie gehören auch zu den wichtigsten 
Hilfsmitteln der angewandten Anatomie. 
Dennoch sind sie nur Hilfsmittel, die Hauptsache bleibt die Beob- 
achtung selbst und die Interpretation des Gesehenen. Beides wird um so 
besser gelingen, je mehr Hebung und Erfahrung man sich angeeignet hat. 
Ich kann daher allen denen, die sich mit angewandter Pflanzenanatomie, 
d. h. mit der mikroskopischen Untersuchung von Drogen, Nahrungsmitteln, 
Sämereien, landwirthschaftlichen Producten, Gespinnstfasern und Aehn- 
lichem beschäftigen wollen , nur dringend rathen , sich durch eingehendes 
Der Wertli eines Tlieilstriches der ZEiss’sclien einpirisclien Ociilarmikrometerscala 
ist in Mikromillimetern : 
bei Übjectiv Ocular II 
A 
C 
E 
1 
6-7 
2-7 
Ocular III 
14 
6 
2-4 
Man mu.ss also z. B. alle mit dem Mikrometer bei Anwendung von Ocular II und Objectiv C 
erhaltenen Werthe mit 6’7, alle bei Ocular II und Objectiv E erhaltenen mit 2'7 multipliciren. 
Wenn also ein Stärkekorn bei letzterer Yergrösserung 5 Theilstriche mass, so ist es 
13‘5 Mik. lang. 
