Methoden der Präparation. 
17 
Spectralapparat zur Beobachtung dicker 
FlüBsigkeitsschichteu. r, Ä, N Specti’EUOcular. 
C Verlängerter Tubus. It Beobachtungsrohr. 
K Korkscheibe zum Festhalten desselben 
(Tschirch). 
c'liemischeii, die zum Theile wenigstens 
für das Studium der angewandten Ana- 
tomie olien als nicht gerade nothwendig 
erachtet wurden , bisweilen doch zur 
Grcltuug , besonders die stärkeren Ob- 
jectivsysteme mit hoher Vergrösserung. 
Aber auch andere Hilfsmittel wird Je- 
der. der sieh eingehender mit der Sache 
beschäftigt, gern und mit Erfolg her- 
beiziehen, namentlich den Mikrospectral- 
apparat, den Mikropolarisationsapparat, 
den Messapparat und die mikrochemi- 
schen Reagentien.i) (Vergl. das Ver- 
zeicliniss der Reagentien am Ende dieses 
Capitels.) 
Von den stärkeren Vergrösserun- 
gen verlangen nur die Immersionen 
einige Worte der Erläuterung. Sie heissen 
Immersionen (von immergere, eintäu- 
chcn), weil das Objectiv in einen Tropfen 
eintaucht. Bei den Wasserimmersionen 
ist es ein Wassertropfen, bei den homo- 
genen ein Tropfen eines ätlierischen Oels 
mit hohem Brechungsindex (Feiichelöl 
oder Cedeimöl). Man bringt mit Hilfe 
eines Hlasstabes den Tropfen oben auf 
das Deckglas und senkt den Tubus so 
lange, bis das System eintaucht. Bei 
Anwendung von Oelimmersionen ist ein 
unter dem Objecttisch anzubringender 
Beleuchtungsapparat (Fig. 5 und 7) wün- 
schenswerth, bei Wasserimmersionen un- 
erlässlich. Die neueren Systeme von Zeiss 
und Seibekt i Apochromat-Objective und 
Compensations-Oculare' jedoch, die eine 
ganz ausgezeichnete Helligkeit und 
Schärfe des Bildes erzeugen , machen 
denselben entbehrlich. 
Das Mikrospectralocular 
(Fig. 10) findet als solches für mikro- 
skopische Zwecke nur geringe Anwen- 
dung , doch kann man es bei Untersu- 
chmig grüner Pasten oder Extracte (Extr. 
ßlicis) auf Chlorophyll, in der Form, 
die ich ihm gegeben habe (Fig. 10)^), 
mit Erfolg benutzen. 
Der Mikropolarisations- 
apparat ist ein neuerdings auch in 
der angewandten Pflanzenanatomie oft 
') Details über diese Dinge, besonders 
die mikroskopischen Nebenapparate, tindet man bei 
Behress a. a. 0. S. 92 n. ff. 
Einige praktische Ergebnisse meiner 
Untersuchnngen über das Chloropb\'ll (Arch. d. 
Pharm. 1884, S. 136). 
Tschirch, Angewanlte Pflanzenanatomie. 
2 
