6 
c m ó 
při sekundovém objemu výtokovém 10 , u trubice užší, průměru 5 mm 
S6C 
CVll 3 
(vnitřního 3-7 mm) pouze ca. 26 cm při 4-5 — . 
sec 
Graduace Heydweillerova elektrometru. 
Účelem práce bylo najiti závislost úchylky paprsku od potenciálu 
desky, který byl měřen Heydweillerovým elektrometrem. Proto bylo 
nutno tento stroj nejprve graduovati. Ježto neměl jsem k disposici žádný 
z elektrometrů absolutních, užil jsem k tomu potenciálů výbojových 
mezi mosaznými koulemi o poloměru 10 cm, jež byly určeny na zá- 
kladě vlastních a Pase he nových měření Heydweill erem. 1 ) 
Doskok měřen byl Edelmanno vým 2 i spintharimetrem (doskokovým 
mikrometrem), na němž dle principu mikrometrického šroubu lze odečítati 
dálku doskokovou přesně na 0-005 mm, odhadovati na 0-0005 mm. Nul- 
lová poloha - — dotyk obou koulí — stanoví se nejpohodlněji, zařadíme-li 
koule do kruhu galvanického článku, v němž se nachází galvanometr. Při 
měření dbáno toho, aby se otáčivý systém elektrometru blížil ke krajní 
poloze, výbojovému potenciálu odpovídající dostatečně pomalu, čehož se 
nejsnáze docílí spojíme-li parallelně s jiskřištěm hrotový vybíječ s vhodnou 
distancí hrotů od desky. 
Tabulka I. 
1 Doskoky 
m m 
Výchylky 
na škále v 
X 
mm 
Potenciály 
pn 
18“ a 745 
« 
Skutečné 
potenciály 
Hodnoty 
, .konstanty" 
C 
Střední 
X 
Střední 1 
c 
C 
počítané 
V 
J 
% 
1-00 
14-0 
140 

15, 
+ 0-17 
15-87 
17-99 
17-99 

14-0 
17-99 
17-92 
+ 
0-07 
+ 
0-39 
2-00 
40-8 
41-9 
41-2 
27-0 
0-30 
27-30 
18-27 
17-79 
18-09 
41-3 
18-05 
18-19 
— 
0-14 
— 
0-77 
3-00 
79-6 
. 79-9 
— 
37-9 
0-42 
38-32 
18-15 
18-38 
— 
79-8 
18-42 
18-59 
— 
0-17 
— 
0-91 
4-00 
1 123-7 
A 124 ' 3 
i 
48-3 
0-53 
48-83 
19-27 
19-15 
— 
124-1 
19-21 
19-05 
+ 
0-16 
— 
0-84 
5-00 
▼ 176-0 
| 176-8 
Ý 
58-3 
0-64 
53-94 
19-74 
19-35 
— 
176-4 
19-70 
19-59 
+ 
0-11 
+ 
0-55 
6-00 
234-8 
235 1 
— 
67-9 
0-75 
68*83 
20-07 
20-05 
— 
235-0 
20-06 
20-19 
— 
0-13 
— 
0-84 
7-00 
295-5 
296-4 
— 
77-5 
0-85 
78-35 
20-77 
20-71 
— 
29-60 
20-74 
20-82 
— 
0-08 
— 
0-37 
8-00 
353 1 
358-9 
— 
86-8 
0-95 
87-75 
21-81 
21-46 
— 
356-0 
21-64 
21-44 
+ 
0-20 
0-93 
10-00 
486-9 
486-8 
487-0 
104-3 
1-15 
105-45 
22-86 
22-90 
22-82 
430-9 
22-86 
22-79 
+ 
0-07 
+ 
0-31 
Tak získány v tabulce I. uvedené hodnoty výchylek na škále od 
zrcadla elektrometru o 185-0 cm vzdálené, pro doskoky od 1 do 10 mm. 
Každý údaj druhého až čtvrtého sloupce jest středem z 10 pozorování- 
Šípky před čísly značí pořad, v němž měření prováděno. 
Pro doskoky užité našel Heydweiller potenciály, jež udává v abso- 
lutních jedničkách elektrostatických sloupec pátý. Platí pro teplotu 18 J C 
a barometrický tlak 745 mm. Při měření obnášela střední tep:ota 13-5’ C 
a barometrický tlak 741-9 mm. Ježto výbojové potenciály klesají se stou- 
pající teplotou, a to na každé 3° C o 1% a s klesajícím tlakem, na každých 
') A. Heydweiller. Wied. Ann. 48. 213. 1893. 
0 M. Edelmann, Phys. ZS. 4. 210. 1903. 
LVI. 
