7 
8 mm o 1 %, je nutno připočísti k číslům Heydweillerovým korrekce, udané 
v sloupci sestem, jez obnasi — g- = 1-1%. Tak nalezneme skutečné 
výbojové potenciály za daných poměrů (sloupec sedmý). Heydweiller 1 ) 
uvádí v práci, v níž popisuje svůj elektrometr, že v širokých mezích jest 
dána závislost mezi potenciálem V a úhlovou výchylkou závěsu a vztahem 
V 2 = C. a, kde C je konstanta. 
Když však byly dle tohoto vzorce počítány hodnoty konstanty C 
pro jednotlivé výchylky (redukované na oblouky), objevilo se, že tato 
veličina C není konstantou, nýbrž komplikovanou funkcí výchylek, danou 
hladkou křivkou, vzhledem k ose výchylek konkávní. Proto zvolena cesta 
jiná, jež vedla k výsledku jednoduššímu. Hodnoty „konstanty" C vy- 
počítány z výchylek x na škále na oblouky neredukovaných. Výsledky 
udávají sloupce osmý až desátý tabulky. Naneseme-li střední hodnoty 
konstanty, jakožto funkci středních výchylek, obdržíme řadu bodů, jimiž 
lze methodou nejmenších čtverců proložiti přímku. 
C = 17-77 +0-1031 . v 
takže pro kvadráty potenciálu obdržíme kvadratický vztah 
V 2 = C .x = 17-77 . v + 0-1031 . x 2 . 
Jedenáctý a dvanáctý sloupec tabulky udávají střední pozorované 
hodnoty výchylek a příslušné střední hodnoty veličiny C. V dalších sloup- 
cích udána je veličina C počítaná z hoření relace, difference mezi hodno- 
tami C pozorovanými a počítanými a její hodnoty v procentech. Z kva- 
drátů differencí plyne, že hodnoty C počítané z relace svrchu udané jsou 
správný na +0-14. Jsou tudíž hodnoty kvadrátů potenciálů V 2 , počítané 
ze vztahu V 2 = C . x správný asi na 0-7% a potenciály samy nejméně 
na půl procenta; vyšší přesnost sama graduace nemůže zaručiti. 
Poněvadž zařízení s vodním paprskem patří dle klassifikace Lorda 
Kelvina k elektrometrům „idiostatickým", a poněvadž i nástin theorie mého 
pokusu, — - přesná theorie podati se nedá, — na nějž mne laskavě upozornil 
můj vzácný učitel prof. Koláček, vede k tomu, že úchylka vodního paprsku 
bude funkcí kvadrátu potenciálu, byla dle relace V 1 = 17-77 . v + 0-1031 . x 2 
zhotovena k usnadnění dalších výpočtu tabulka, v níž ku každé výchylc- 
x Heydweillerova elektrometru v mm vypočítán příslušný kvadrát potene 
ciálu - — ovšem tak jak dosud uváděny, v absolutních jedničkách elektro- 
statických. Přepočítání kvadrátů na Volty děje se násobením číslem 90000. 
0 A. Heydweiller, ZS. fiir Instrumentenkunde 12. 377. 1892 a týž, 
Wied. Ann. 48. 110. 1893. 
LVI. 
