o 
se reguluje parallelně zapiatým rheo státem R; (J l a q 2 jsou odvětvovací 
odpory k článkům E 1 a E 2 , g značí galvanometr, w kapiláru se rtutí. 
Na pravé straně celého zařízení vepnut byl odpor 0,1 Ohm, vedle 
něho pak odpor 10 Ohm; vypnutím tohoto způsobena byla změna v od- 
poru o -f- 0,001 Ohm resp. -f- 0,00099 Ohm, a tak bylo možno přímo měřiti 
změnu v odporu způsobenou magnetickým polem výchylkou galvano- 
metru . 
Magnetické pole poskytoval veliký elektromagnet firmy Hartmann 
Braun ve Frankfurtě, póly měl čtvercové o straně 6 cm, takže magne- 
tické pole bylo s dostatek homogenní. Proud dodávala akkumulátorová 
batterie I. ústavu, zapínán a vypínán byl uhlovým klíčem, by pokud 
možno zamezilo se vznikání extraproudu, který zvláště při přerušení 
proudu mohl by valně poškoditi isolaci drátu v elektromagnetu ; mimo 
to ve vedlejším spojení s elektromagnetem připnut byl obyčejný tech- 
nický rheostat od firmy Gebrúder Ruhstrat, Gottingen, odporu 7,8 Ohm 
a 20 Ampére. Proud akkumulátorová batterie 120 Volt regulován byl ve- 
likým rheostatem až 50 Ampére firmy Elektricitáts-Gesellschaft Gebrúder 
Ruhstrat, Gottingen, měřen ampermetrem firmy Hartmann et Braun, 
Frankfurt až 30 Ampére, takže poruchy v magnetickém poli, které ve- 
dlejšími vlivy mohly by vzniknouti i při nejsilnějším proudu 30 Ampére, 
jehož jen zřídka bylo použito, byly jistě velmi nepatrné. 
Rtuť, chemicky čistá, byla v kapilárách: 
Ke kapilárám pfitaveny byly 30 cm dlouhé rourky skleněné průřezu 
5 mm, naplněné rtutí, takže styk elektrod platinových se rtutí byl již zcela 
mimo pole elektromagnetu. Aby zamezilo se rušivým změnám teploty, 
vloženy kapiláry mezi póly elektromagnetu do měděných nádob na- 
plněných vodou. 
Galvanometr Deprez-ďArsonval firmy Edelmann, Múnchen, o dvou 
cívkách: 1. odporu 3,6 Ohm, II. odporu 295 Ohm, byl neobyčejně vhod- 
ným k měření tohoto druhu; cívky spojen v byly vedle sebe, II. cívka pravi- 
delně přes odpor veliký. 
Rheostaty p x , q 2 , byly od firmy Hartmann- Braun, Frankfurt, 
klikový rheostat R Edelmann, Múnchen až 11000 Ohm, odpory pak 0,1 Ohm 
a 10 Ohm ze specielních rheostatů Siemens Halske, Berlin. 
V měření postupováno takto: Rheostatem R resp. r, vyrovnán 
odpor kapiláry tak, že galvano metrem neprocházel proud. Vypnutím 
odporu 10 Ohm určena byla výchylka galvanometru odpovídající změně 
v odporu o -f- 0,001 Ohm, zapnut proud v elektromagnetu a odečtena vý- 
chylka, která způsobena byla změnou v odporu v magnetickém poli. Ježto 
však přece jak Joule-ovým teplem, tak i ohříváním od pólů elektromagnetu, 
I. průřez 0,34 mm, 
odpor 1,840 Ohm 
II. 
III. 
1,468 
1,147 
LVU. 
