30 
capaciteit die van groote oppervlakten tegenover een zeer dichtbij- 
zijnden metalen vleugel. 
Alvorens door het ineedeelen van verkregen resultaten het voor- 
gaande omtrent die grootere stroomgevoeligheid bij grootere potentiaal- 
verschillen tnsschen a en h te bevestigen, nog eeiie enkele bijzonderheid 
over de bewegingswijze der naald tijdens de stroommeting. 
Wijze van naahlhewegimj hij stroommeting-. 
Wanneer de naald h van potentiaal waarde 0 V af wordt opgeladen 
door een ionisatiestroom, het potentiaalverschil tnsschen a en h dns 
afneemt, zal a zich van h gaan verwijderen ; dientengevolge zal dooi- 
de spiegelretlectie eene beweging van de schaalverdeeling onder den 
kruisdraad door plaats hebben,' welke echter niet eenparig zal zijn; 
immers voor de verschillende, door a daarbij in te nemen standen, 
zal zoowel de potentiaalgevoeligheid, als de capaciteitsgrootte van h 
verschillend zijn ; bij kleineren hoek met b is de potentiaalgevoeligheid 
het grootst, maar tevens de capaciteit. 
De redenen zijn deze: J) bij kleineren hoek is de afstand tnsschen 
a en b het kortst, en daardoor voor bepaalde hoek verandering de 
vermindering van inflnentielading het grootst. 
2) Bij kleineren hoek is ook het potentiaalverschil zelf nog het 
grootst, en ook dit weer veroorzaakt eene sterkere afname van 
intlnentielading voor bepaalden hoek. 
Door beide redenen tezamen is grootei-e potentiaalgevoeligheid rnaar 
tevens grootere capaciteit bij kleineren hoek te verwachten; doch ook hier 
om gelijke reden als bij ladingstoestanden met grooter potentiaalverschil 
tnsschen a en b, zal eene grootere stroomgevoeligheid het resultaat zijn. 
Uit de curven 1 blijkt ook immers, hoe voor eiken ladingstoestand 
de potentiaalgevoeligheid afneemt bij grooteren hoek tusschen a en b. 
Capaciteitsbepalingen gaven verder het resultaat, dat de capaciteit 
voor den toestand (+20,0-3) V 5.75 e. s. eenh. bedroeg, gemeten uit 
eene hoekverplaatsing (verwijdering), overeenkomende met 550 raM. 
schaalvei-plaatsing, terwijl deze de waarde 6 e. s. eenh. opleverde, 
wanneer deze verplaatsing slechts over 250 m.M. zich nitstrekte. 
Stroommeting. 
Met de verschillende bovengenoemde ladingstoestanden werden 
ionisatiestroomen gemeten, verkregen, met twee verschillende zeer 
geringe hoeveelheden poloninm, die op een schaaltje op den bodem 
van ƒ werden geplaatst; de grootste hoeveelheid wordt A, de 
kleinste B genoemd. Hierbij werd bepaald de snelheid, waarmee de 
schaal zich onder den kruisdraad door verplaatste, om dan daaruit, 
met de kennis van de voor enkele ladingstoestanden geldende capa- 
citeiten, de stroomsterkten in absolute maat af te leiden. 
