Om hef stelsel b.v. gevoeliger te maken laadt men a niet op + 20 V 
maar b.v. op + 32 V, om daarna c weer zóódanige negatieve 
potentiaalwaarde mee te deelen, dat n tot ongeveer den onge- 
tordeerden stand is teruggedi-aaid. (dok de potentiaalwaaiale van c 
zal hiervoor natuurlijk sterker negatief nitvallen dan voor den toe- 
stand (+ 20,0, — 3) V ; de ladingstoestand zal dan b.v. worden : 
(f32,0, -6) V. 
Om in te zien, waardoor deze ladingswijziging grootei'e sfroom- 
gevoeliglieid ten gevolge heeft, moet worden nagegaan; 1. de ver- 
nnderiruj van de potenüaaïgevoedujh.eid. 2. de verandering van de 
capaciteitsgrootte ■, immers beide factoren tezamen bepalen de stroom- 
gevoeligheid. 
1. Deze is na te gaan nitrle curven I, waarin voorbeelden van enkele 
ladingstoestanden zijn aangegeven ; om de potentiaalgevoeligheid te 
onderzoeken, werd voor eiken toestand afzonderlijk h telkens met 2 Volt 
io “Uotltó xo 
Fig. 1. 
in potentiaalwaarde verhoogd. De toestand, zooals deze boven elke 
kromme is aangegeven, stelt steeds den begintoestand voor. Alle 
hier volgende metingen werden verricht met een voorloopigen toestel ; 
de ophangdraad bestond in een WoTLASTON-d raadje van 7 p dik en 
97 m.M. lengte, (Schaalafstand 1.5 M.) 
Uit deze curven blijkt de gi'ootere potentiaalgevoeligheid van het 
stelsel bij grootei' potentiaalverschil tnsschen a en ó; bij den toestand 
(-1- 32,0, — 6) V b.v. werd gevonden eene verplaatsing van bijna 
700 m.M. voor 2 V potentiaal verliooging van ó; Inj (-p 8,0, —2) V 
bedroeg deze ± 500 m.M. voor 20 Volt. De toestand (+ 32,0, — 6) V 
