23 
dat dezo eleelroscoo[) voor verschillende 11 jne metingen in ’t algemeen 
wordl verkozen boven b. v. een gevoeligen DoLEZALKK-elecIrometer, 
die deze voordeelen mist, niettegenstaande de stroomgovoeligheid 
zooveel geringer nitvall dan bij den laatstgenoemden ; hierdoor' znllen 
b.v. plotselüKje vemnderinyen in de Incht-ionisatie, gelijk toch vele 
onderzoekers meenen dat er bestaan, met het gebruik van den 
electi'oscoop niet duidelijk aan het licht knnneii ti'edeii; ook zidlen 
metingen van zwakke stroomen lijdroovend zijn. 
Dit nn heeft mij er toe geleid, een electrometer samen te stellen, 
waarvan ik hot principe en do werkingswijze hier laat volgen, en 
die mijns inziens aan de besproken behoefte kan voldoen. Uit de 
hiermee verki'ogen i’esnltaten is n.1. gebleken, lioe met dezen toestel 
stroomen, behahe zeer nanwkeni'ig, daarbij tevens zeer gevoelig 
kannen worden gemeten ; hot komt me dan ook voor, dat om deze 
redenen de toestel zeer geschikt zal kannen zijn voor verschillende 
fijne radio-actieve onderzoekingen, zooals dit ook door de ervaring 
werd bevestigd. 
Beschrijoiny van het principe van den toestel. 
In de tignnr vindt men eene scliematisclrc voorstelling van de 
ini'ichting weergegeven ; de toestel bestaat uit ; 
twee afzonderlijke ruimten, n.1. 
de meerrnimte c : een koperen 
platten cylinder, en de ionisatie- 
rnimte f: een koperen cylinder 
van ± 1000 c.M.® inhoud ; beide 
cylinders zijn door eboniet van 
elkaar geïsoleerd. 
In de meetruimte bevindt zich 
de metalen naald h, in ’t midden 
gedragen door eene tweede meta- 
len naald d, die door l)arnsteen is 
geïsoleerd; /> + </ tezamen vormen 
den geleider, die door den ioni- 
satiestroom wordt opgeladen. 
In c l)evindt zich tevens, enkele 
m.M. boven b, het zeer dunne 
alnmininmreepje a, l)evestigd aan 
eene dunne metalen stift met 
spiegel, die opgehangen is aan 
1) Eene nauwkeurige beschrijving van den toestel zal in eene 2de mededeeling 
volgen. 
