0,0036614, de waarde door Kameülingh Onnes ') uit de isiotliernieii 
van 0° C. en 100° C. afgeleid. Rekent men echter met den uit de 
isothermen van 20° C. en 100° C. afgeleiden spanningscoëfücient 
0,0036617, dan vindt men na het aanbrengen van de bijbelioorende 
correcties op de absolute schaal weder nagenoeg dezelfde temperatuur. 
§ 4. De inrichtingen voor de iveerstandsmeting . Over iveerstands- 
thermometers. 
Voor de meting en vergelijking van weerstandsthermoraeters werden 
2 identische difïerentiaalgalvanorneteropstellingen volgens de methode 
van Kohlrausch ingericht. De beide galvanometers kunnen van één 
plaats uit bediend worden, zoodat een vrijwel gelijktijdige meting moge- 
lijk is. Hierdoor vallen bij het vergelijken van weerstandsthermometers 
alle onregelmatigheden in de verandering van de temperatuur van het 
bad weg. Gebruikt worden twee Deprez ditFerentiaalgalvanometers 
van Hartmann en Braun. Met een voorgeschakelden weerstand van 
^J000i2 in ieder der wikkelingen zijn deze bij het meten van 
weerstanden kleiner dan 130 zooals bij al onze thermometers, 
nagenoeg aperiodisch. De gevoeligheid is voldoende om met een 
, 1 
stroomsterkte van + 5 milliamperes ^ meten, terwijl ook de 
voorwaarde van evenredigheid der uitslagen met de stroomsterkte zeer 
goed vervuld is. Proefmetingen hebben aangetoond, dat met deze inrich- 
ting weerstanden van ongeveer 100 £2, gelijk onze thei-mometers bij de 
gewone temperatuur hebben, zonder eenige moeite op verge- 
leken kunnen worden. Onze ervaringen met Deprez dilferentiaal- 
galvanorneters, tenminste voor dit doel, waren daarbij zeer goede. 
Op de aangegeven wijze hebben wij tevens een veel grootere 
snelheid der meting bereikt, dan bij de in de vroegere Mededeelingen 
dezer serie behandelde methoden te verkrijgen was, en dit komt 
weder aan de nauwkeurigheid ten goede. 
Wij moeten hier nog wijzen op de ervaringen opgedaan met die 
thermometers enkel uit glas en platina (Comm. 95c), bij welke ook 
de weerstandsdraad zelf op het glas vastgesmolten was. Voor tempe- 
raturen boven die van vloeibare lucht zijn zij niet ongeschikt, hoewel 
zij ook hier reeds minder constant zijn dan die met losliggenden 
draad. Na een onderdompeling in vloeibare waterstof bleek echter 
9 H. Kamerlingh Onnes. Meded. No. 102i. De waarde is hier met 0.0000001 
verhoogd met het oog op de sinds voor Toog. aangenomen waarde 273.09, 
Vergel. H. Kamerlingh Onnes und W. H. Keesom. Die Zustandsgleichung. Math. 
Enz. V 10, Suppl. No. 23, Einheilen c, en § 826. 
2) Vergelijk Jaeger, Zeitschr. f. h.sti u.aentkunde 1904. 
