180 
De eerste twee kolommen bevatten de waterstof en helium tempe- 
ratuur zooals deze berekend u erd met de boven aangegeven formule. 
Kolom 3 en 4 bevatten de op de absolute schaal gecorrigeerde tem- 
peraturei], afgeleid de eene maal uit den waterstof-, de andere maal 
uit den heliumthermometer, kolom 5 bevat den weerstand van den 
platinathermometer Ptj. 
De overeenstemming is in het algemeen zeer bevredigend. 
Reeds vroeger werd aangegeven, dat met gasthermometers van het 
bedoelde model een nauwkeurigheid van ongeveer bereikt zou 
kunnen worden. Onze metingen hebben aangetoond, dat dit werkelijk 
het geval is ; slechts in een paar punte)i komt een grootere afwijking 
voor. Deze vindt eene gereede verklaring in eene onvolkomenheid, die 
bij eene herhaling zal worden vermeden. De cryostaat die gebruikt 
moest worden was nl. niet geheel symmetrisch gebouwd. Wanneer 
beide hulpcapillairen hun dienst deden was dit van minder bezwaar. 
Nu geraakte echter de heliumhulpcapillair l>ehalve bij de voor ons 
meest belangrijke bepalingen id. die bij de waterstoftemperaturen in 
het ongereede, zoodat de verdeeling van de temperatuur van de steel 
van den heliumthermometer voor de hoogere temperaturen uit de 
waarneming met de waterstofhulpca[)illair moest worden afgeleid. Deze 
omstandigheid komt het meest in aanmerking bij de temperaturen 
waarbij het chloorraethyl en de zuurstof ondei' gereduceerden druk 
verdampten, en waarbij ook juist de grootste afwijkingen overblijven. 
Door de meting met 1H'[ werd eene aansluiting aan vroegere calibra- 
ties 1906 en 1907 mogelijk. 
In de volgende figuur zijn de afwijkingen van de lineaire formule 
Fig. 1. 
