182 
Voor het gebied van waterstoftemperaturen komt o.a. de voor 
heliuratemperaturen zeergeschikte raanganinthermometer, die trouwens 
ook reeds bij vloeibarelucht-temperaturen gebruikt kan worden, en in 
meer beperkte mate de constantaanthermometer meer in aanmerking. 
Wij verwijzen hieromtrent op eene volgende Mededeeling van ons 
omtrent weerstandsmetingen in ’t bijzonder ten dienste van de bepa- 
ling der specifieke warmte van kwik bij heliumternperaturen. 
§ 7. Vergelijking van onze thermometers Ftj met andere platina- 
weerstandsthermometers. 
■ Om onze metingen met die van F. Henning') te vergelijken, werd 
gebruik gemaakt van formules van de gedaante ; 
aN 
LR = II{R~V) F en ilf = — (1- lOOc) - 1 . 
c (' 
Dit geschiedde omdat er tegen directe bepaling van den tempe- 
ratuurcoefficient door meting van den weerstand bij 0^ C. en 100^ C. 
die sedert de eerste calibratie nooit op eene temperatuur boven de 
gewone gebracht was, bezwaar bestond. Men vindt 
II 
W 
R = 
Wo 
t 
(K.0. en H.) 
(Henning) 
10‘ A R 
R—1 
— 23.96 
0.90523 
0.90449 
74 
0.09551 
43.09 
Q.82893 
0.82775 
118 
0.17225 
61.50 
0.75511 
0.75340 
171 
0.24660 
79.57 
0.68233 
0.67989 
237 
0.32011 
102.72 
0.58822 
0.58492 
330 
0.41508 
113.58 
0.54359 
0.54007 
352 
0.45993 
130.46 
0.47389 
0.46986 
403 
0.53014 
182.88 
0.25234 
0.24686 
548 
0.75314 
186.79 
0.23554 
0.22998 
556 
0.77002 
Deze getallen 
geven ; M ■ 
iV 
= — 0.0078758 
_ 0.0007605. 
En verdei 
f c 
100a' 
= — 0.30.10 
= 0.38821 
-5 
Het blijkt zoodoende, dat onze platinaweerstand wat haar con- 
stanten betreft, ligt tusschen de platina weerstanden 1 en 7 
die Henning bij zijn onderzoek gebruikte, wat te verwachten was, 
omdat deze evenals onze weerstand van Heraeus afkomstig en van 
onderen datum zijn. Het verschil met het door Henning berekende 
getal ligt daarin, dat bij diens berekening onze calibratie van 1906 
ten grondslag is gelegd, die van de thans bepaalde, met die van 
1907 samen vattende (zie \ 4), afwijkt. 
9 Ann. der Phys. 4te Folge Bd. 40, 1913. 
