254 
verhamleliiig is medegedeeld, heb ik bij het hier beschreven onder- 
zoek in vele opzichten gebruikt gemaakt. 
2. Apparatuur. In big, 1 is de gebruikte apparatuur schematisch 
weergegeven. De \'loeistof, die bij de proef dienst doet, stroomt van 
llesch naar de tlesch F^ door een tweemaal omgebogen glazen 
buis Kap., die gedeeltelijk tot een kapillair is uitgetrokken. In de 
driehalzige WouLiTsche tlescli F„ die door middel van caoutchouc- 
stoppen met koperdraad-ligaturen is afgesloten, komt voorts J. een 
buis a uit, waar lucht door geperst kan worden en 2. een electrode 
E^. In de atidere tlesch F^ bevindt zich een electrode en een 
thermometer Th. De electroden zijn Ag-AgCl electroden. Een zilverdraad 
is door middel van CAiLLETETlak in een glascapillair bevestigd. Het 
uitstekende einde is volgens de voorschriften van Jahn electrolytiscli 
met AgCl bedekt. 
Een constante druk boven de vloeistof in tlesch F, wordt aldus 
bewerkt: door middel van een rijwielvoetpomp wordt kwik van het 
i-eservoir naar gedrukt; de daardoor ontstane druk wordt op 
den open kwik-manometer M afgelezen. Aangezien de druk door 
\eiplaatsing der vloeistof van tlesch naar F.^ gedurende de proef 
een weinig zou dalen, wordt door middel van de inrichting CD, door 
draaiing aan de kruk C, de druk constant gehouden. 
Het meten der potentiaal-verschillen tusschen de electroden E^ en 
geschiedde volgens de compensatiemethode Poggendorff-du Bois 
Reymond. Als nulpuntsinstrument kon een galvanometer niet gebruikt 
woiden, daar de sterkte van den stroom, die door het instrument vloeit, 
uiterst gering is tengevolge van den enormen weerstand in de batterij 
Daarom werd een kapillairelektrometer (KEM in fig. 1) 
gebruikt, die aan de objecttafel van een gewoon microscoop be\-estigd 
was; de as van het microscoop was natuurlijk horizontaal gesteld. 
Afgelezen werd onder gebruikmaking van een oculair-micrometer, 
objectief 4c (Reichert) en Huygens oculair 1. 
Ter verklaring der figuur diene overigens het volgende. S, is een 
sleutel ter verbreking der kortsluiting van den kapillairelectrometer; 
A geeft aan, dat deze met de aarde is verbonden. Als werkelement 
worden één of meer accumulatoren (Acc) gebruikt, waarvan de 
spanning bepaald werd door vergelijking met een WESTON-normaal- 
element, dat in een thermostaat van 25° stond (WNE). Met O 
zijn de verschillende stroomonderbrekers aangegeven: 0^ dient om 
de elektroden E, en E., in kortsluiting te brengen, wat steeds 
geschiedde ge durende den tijd, dat geen waarnemingen werden gedaan. 
T Zeitschrift f. physik. Gliem. 33, speciaal pag. 556 (1900). 
/ 
