Graadmeting. — „Venjelijkbuj van de hij de hasismetiug hij Stroê 
qehndkte meetstaaf met den Neder landsclien meter No. 27, 
door H. G. V. D. Sanek Bakhuyzen, N. Wiedeboer en J. W. 
Dieperink”. 
In den zomer van 1913 is door de Rijks-Commissie van Graad- 
ineting en Waterpassing, onder leiding van den Hoogleeraar H. J. 
Heuvelink, op den straatweg tnssclieti Apeldoorn en Amersfoort, in 
de nabijheid van de halte Stroe, ten dienste van de Rijksdriehoek- 
meting een basis van ongeveer 4320 nieter gemeten. 
De metingen Ziijn verricht met den basistoestel van de beivice 
géographiqne de rarmée te Parijs, welke door bemiddeling van den 
directeur van dien geographischen dienst door de Fransche regeering 
aan de Rijks-Commissie ten gebrnike was atgestaan. 
De meetstaaf van dien toestel is eene H-vormige invarstaaf van 
4 meter lengte, aan de niteinden van zeer znivere eindstrepen voor- 
zien, terwijl daartusschen 3 tnsschenstrepen zijn getrokken, welke de 
staaf in vier stokken n, h, c en d, elk een meter lang, verdoelen. 
Vóór de basismeting hier tc lande was de meetstaaf meermalen 
te Breteuil met den mètre international vergeleken, en het was 
hierbij gebleken dat, zooals met invarstaven vaak het geval is, de 
lengte langzame veranderingen had ondergaan ; het was dns van 
belang die lengte kort vóór en kort na de basismeting opnieuw te 
bepalen. In April 1913 had dan ook eene vergelijking plaats te 
Bretenil, maar, daar de comparator aldaar eenige herstellingen moest 
ondei'gaan, kon die vergelijking in den hertst van 1913 niet herhaald 
worden ; er werd toen besloten de meetstaat hier met een dei beide 
Nederlandsche platina-iridinmmeters en wel met No 27 te verge- 
lijken, met behnlp van den comparator, welke met den basistoestel 
door de Heeren Repsolu & Zonen in 1867 voor de driehoeksmeting 
in Indië was geleverd, en thans in het geodesiegebon w te Deltt is 
opgesteld. 
Uit vorige metingen meende men te mogen atleiden dat met dezen 
comparator, vooral ten gevolge van de minder goede mikroskopen, 
geen voldoende nauwkeurigheid zou kunnen worden verkregen ; er 
werd dns besloten bij de firma Zeiss te Jena twee nieuwe mikro- 
meter-mikroskopen te bestellen, die in het najaar van 1913 werden 
geleverd, zoodat in December de comparator voor de vergelijkingen 
gereed was. 
Wij zijn grooten dank verschnldigd aan den Heer Heuvelink, die 
alles voor de metingen in orde heeft laten brengen en gedurende 
21 * 
