eenige weken den instrumentmaker en een lokaal van het geodesie- 
gebouw te onzer beschikking heeft gesteld, en verder aan de Com- 
missie voor de bewaring der standaarden, die ons den meter 27 ten 
gebrnike heeft afgestaan. 
1. Inrichting van den comparator. Men vindt eene uitvoerige 
beschrijving van den comparator in het werk van Dr. J. A. C. 
OuDEMANS: die Triangulation von Java, erste Abteilung; wij kunnen 
dus Iner met eene korte opgaaf omtrent de inrichting volstaan. 
In eene houten kast, van binnen ruim 4 meter lang, bevindt zich 
een lange ijzeren wagen die op rails loodrecht op de lengterichting 
van de eene zijde van die kast naar de andere zijde kan bewogen 
worden. Op dien wagen worden evenwijdig aan elkander geplaatst 
de meetstaaf en de meter met welken men haar vergelijken wil, 
terwijl de meter met de doos, waarin hij geplaatst is, in de lengte- 
richting over den wagen kan bewogen worden, en zoo tegenover de 
verschillende deelen a, b, c en d van de meetstaaf kan worden gesteld. 
Verder bevindt zich in die houten kast een stevig ijzeren raam 
waaraan, op afstand van juist een meter, twee mikrometer-rnikros- 
kopen zijn bevestigd, en dat op rails, onafhankelijk van den wagen, 
boven de meetstaaf en den meter kan verschoven worden. 
Men begint nu met den meter, tegenover het eerste stuk van de 
meetstaaf, evenwijdig aan en op gelijke hoogte als die meetstaaf te 
plaatsen, en den wagen, waarop beide rusten, zoover mogelijk in de 
dwarsrichting naar de eene zijde van de houten kast te verschuiven, 
tot hij stuit tegen een paar correctieschroeven. Men zal dan, als alles 
goed geregeld is, het mikroskoopraam op zijn rails zoo kunnen ver- 
plaatsen, dat de beide mikroskopen zich juist boven de eindstrepen 
van den meter of van het stuk a van de meetstaaf bevinden. Brengt 
men dan den wagen naar de andere zijde van de houten kast, waar 
hij eveneens tegen een paar schroeven stuif, dan zullen de mikros- 
kopen juist gericht zijn boven de eindstrepen van het stuk a of van 
den meter. 
Door in die beide standen met de mikrometers scherp op de eind- 
strepen van den meter en het stuk a in te stellen,, verkrijgt men 
gemakkelijk het verschil in lengte van beide in mikrometerdeelen 
uitgedrnkt. Door vervolgens den meter achtereenvolgens tegenover 
de stukken h, c, en d van de meetstaaf te plaatsen, en deze zelfde 
waarnemingen te herhalen, verkrijgt men de gegevens, waardoor de 
lengte van de meetstaaf in meteis kan worden bepaald. 
Teneinde de zekerheid te hebben, dat bij de achtereenvolgende 
metingen der stukken a, b, c en d telkens op dezelfde punten van 
de deelstrepen werd ingesteld, bevestigde men op het midden der 
