313 
meetstaaf bij de tnssclienstrepen kleine koperen plaatjes in het midden 
van een pnnt voorzien, die dns eene hjn bepaalden in de lengte over 
het midden van de meetstaaf getrokken. Men zorgde er nn voordat 
de correctie-schroeven in de zijwanden van de houten kast, waai'- 
tegen de wagen bij zijne dwarsbeweging stuitte, zóó gesteld waren, 
dat die puntjes juist kwamen onder de vaste horizontale draden in 
de beide mikrometers. Daar er voor gezorgd werd dat de bewege- 
lijke mikrometerdraden evenwijdig waren aan de deelstrepen, heeft 
men geen invloed te vreezen van eene kleine afwijking van het 
punt waarop werd ingesteld. 
2. Mikroskopen. De mikroskopen zijn op ons verzoek zoo gecon- 
strueerd, dat aan de object iefzijde de loop der stralen telecentriscli 
is ; zij hebben eene 30-malige vergrooting en de verlichting der 
deelstreepen is niet zijdelingsch, maar centraal door middel van een 
prisma met totale reflectie, hetgeen in de mikroskoopbuis achter het 
objectief is geplaatst en de helft van het veld inneemt. Het licht 
van eene kleine electrische lamp valt door eene opening in de mi- 
kroskoopbuis op het matte uiteinde van het prisma, wordt dan door 
het prisma vertikaal naar beneden door het objectief teruggekaatst, 
valt oj) het spiegelend oppervlak van meter of meetstaaf en wordt 
zoo vertikaal in het mikrosk'oop teruggekaatst. Met eene electrische 
lamp van een paar kaarsen was de verlichting voortretfelijk, en ver- 
toonden zich de deelstreepjes als zeer fijne zwarte lijntjes. 
3. Temperataw. Eene zaak van groot belang is de juiste be- 
paling van de temperatuur van meter en meetstaaf. Teneinde de 
temperatuur zoo min mogelijk te doeji veranderen, trachtte men in 
de eerste plaats de temperatuur in de zaal zooveel mogelijk stand- 
vastig te houden. Daartoe werden de ramen met dikke gordijnen bedekt 
en werd de centrale verwarming van de zaal afgesloten. Daar door 
de vloer en de zijwanden slechts geringe warmtehoeveelheden werden 
uitgewisseld, veranderde de temperatuur niet veel, en steeg alleen 
een weinig door de aanwezigheid der waarnemers en het branden 
van een paar gaslampen. 
Al de metalen deelen van den comparator waren van de bniten- 
lucht afgesloten door hout en andere slecht geleidende stoffen, buiten 
welke alleen de oculairen der miskroskopen uitstaken ; verder was 
de meetstaaf geheel ingesloten in eene dikke aluminium doos, eri 
de meter in eene koperen doos; in beide waren alleen kleine openingen 
voor het aflezen van de deelstrepen en van de thermometers. De be- 
scherming van den meter tegen de stralende warmte was minder 
doeltreffend dan die van de meetstaaf, zoodat bij de helft der 
metingen, bij welke zich de waarnemer bevond aan die zijde van 
