317 
mikrometerschroeven op de Sten-ewae'it Ie Leiden bepaald door 
iiüineting van afstanden gelijk aan de helft en een derde deel 
van eene wenteling. De voortgaande fonten werden bepaald door 
uitmeting van een grooteren afstand met deelen van de schroef sym- 
metrisch ten opzichte van liet nulpunt gelegen. Voor mikrometer I 
werd als correctieformule der aflezingen in kopdeelen gevonden : 
0.18 -|- 17°) ; de invloed van den term met het tweevoud 
van de aflezing was onmerkbaar. 
Van het ongemerkte mikioskoop kon door de waarnemingen 
geen periodieke fout worden aangetoond. 
De voortgaande fouten waren voor beide schi-oeven onmerkbaar. 
0. Herleiding der wanrnenungen e7i verkregen idtkomsten. De imkvo- 
meteraflezingen zijn alle herleid met de bovengenoennle waarden 
van den schroefgang in miki-ons en met de periodieke fouten vari 
mikrometer I. 
Van den thermometer 4570 behooreiide bij de Nederlandsche 
platina-iridiummetei’S, en gebruikt voor de lemperatuursbepaling Aan 
den meter No. ‘27, zijn de fouten bepaald door vergelijking met twee 
in Hieteuil geijkte thermometers, en door afzonderlijke bepalingen 
van het vriespunt. Het bleek dat lusschen 0° en 30° de thermometer 
vrij is van fouten behalve de fout van het nulpunt die — 0°. 48 bedroeg. 
Deze bepalingen zijn verricht door den Heer H. C. Volkers, lector 
aan de technische hoogeschool. 
Van de thermometers 15355 en 15356 behooj-ende bij de invar- 
staaf zijn zoowel de deelfouten als de correctie voor het nulpunt 
gelijk 0 te stelten. 
Bij de herleiding van de lejigte van meter en meetstaaf zijn de 
volgende uitzettingscoefficienlen gebruikt. Voor den meter die welke 
door Bosscha is meegedeeld in zijne verhandeling: ,,Relation des 
expériences cjui ont servi a la construction de deux mèties étaloiis en 
plaline iridié, comparés directement avec Ie mètre des archives” en welke 
van 0° tot t° voor den meter eene verlenging in mikrons geeft van : 
8,4327 t + 0.00401 d. 
Voor de meetstaaf is gebruik gemaakt van de l)epalingen te Bre- 
teuil verricht, welke voor de verlenging per meter in mikrons geeft: 
1.6245 ^ 4- 0.001065 t\ 
Nadat deze herleidingen waren aangebracht, werden voor de 3 
waarnemers voor de lengten der 4 stukken van de meetstaaf, elk 
van ongeveer 1 meter, verminderd met de lengte van No. 27, bij de 
temperatuur van 0\ de volgende uitkomsten verkregen; deze uitkomsten 
zijn de gemiddelden der waarnemingen van één reeks. 
