noch eeUe eventueel afkoelende werking van ’t toestrooinende gas' 
noch de genoemde wijze van regeling der toestroom ingssnellieid, aan- 
leiding te geveji tot merkbare fouten. 
b. Het genoemde glasblazen-ap[)araat R bestaat uit een ca. 1 
meter hoog statief H (fig. 2a), uit zwaar vernikkeld messing ver- 
vaardigd, welk statief op een met drie stelschroeven voorzienen, 
zwaren ijzeren drievoet rust. De vertikale stang kan daarop om zijne 
lengte-as worden rondgedraaid, met behulp van de draai-scliijven 0\ 
deze kunnen ten opzichte van elkaar weer bevestigd worden met 
behulp van drie klemschroeven. Aldus kan de horizontale arm, die 
de justeer-inrichting R en het verschuifbaar tegenwicht I draagt, 
in elk azimuth gebracht, en daarna bij D, alsmede met behulp van 
den strop bij H, worden vastgeklemd. De horizontale arm kan verder 
met behulp eener kruk D, met rondsel en beugel, op elke hoogte 
gebracht worden, en daarop worden vastgehouden door de noodige 
klemschroeven. Bovendien kan die arm bij D ook in horizontale rich- 
ting worden verplaatst, en zijne lengte aan de zijde van R of I 
naar willekeur worden gewijzigd. Het bleek noodig, om kleine door- 
bidgingen van het statief H nog door drie stalen steunbanden te 
voorkomen '). 
De horizontale arm draagt aan zijn uiteinde, onmiddellijk bo\en R, 
een rechthoekig gebogen zijarm, aan welke de spiralen G, uit circa 
8 m.M. wijde, naadlooze aluminiumbuizen gewonden, bevestigd zijn ; 
on evenzoo de gelijksoortige, doch in veel wijdere spiralen gebogen 
aluminiumbuizen U, die het verlengde der spiralen G vormen, en 
aan hun boveneinde stevig aan den horizontalen balk, welke boven 
het apparaat verloopt, zijn bevestigd. Deze' beide systemen van spi- 
raalbuizen waren noodig, om bij behoud der vereischte bewegelijkheid 
van het goheelo apparaat ten opzichte der manometerlcidingen, toch 
een behoorlijk functioneereu der justeer-inrichting mogelijk te maken. 
Wegens de groote gevoeligheid van den manometer, moeten zoowel 
de spiraalbuizen G en U, alsook alle verbindingsbuizen tusschen ’t 
justeerapparaat en den manometer, met dik flanel en met asbestkoord 
worden omwonden ; alleen aldus bleek ’t mogelijk, den hindei'lijken 
invloed van geringe temperatuurschommelingen te ontgaan. 
"'7 Bij dënkönstruktie van deze apparatuur hebben de instruinenimakers D. Vonk 
en A VAN üER Meule.n, alsmede de amanuensis J Folkers, allen te Groningen, 
hunne zaakkundige en dooltrett'ende hulp verleend, waarvoor ik hun ook hier mijne 
erkentelijkheid wil betuigen. Ue bouw van den justeerkop R gescbiedde gedeeltelijk 
in navolging eener voorloopige konstruktie, welke door den instrum ntmakei Mr. 
Shaw Ie Washington in MIO was uilgevoerd ; deze inrichting is echter sedert 
dien aanzie lijk gewijzigd geworden, en thans bijna zóó, als in fig. 3& is voorge- 
ste'd. 
