welke met de daaraan bevestigde toevoeibuis S, om den half- 
bolvormigen knop Q in liorizonfale, en door ’t aanscliroeven van 
A, en A, ook in Iiellende ligging ten opzichte van gebracht 
Kan worden. Tijdens het draaien van P^ in een horizontaal vlak, 
glijden de schroeven A, en A,, evenals de slechts aan één uiteinde 
bevestigde stalen veeren F, en F,, langs de bovenste plaat P,, terwijl 
het geheele bovenstuk dus in rust blijft. Het bleek noodig, om nog 
een dei-de schroef 7> aan te lircngen ; deze wordt tijdens het justeeren 
eerst geheel van P, losgedi'aaid, en eer.st als P, en P, ten opzichte 
van elkaar in den gewenschten stand gekomen zijn, voorzichtig opge- 
schroefd, tot hij 7\ juist aanraakt. Aldus wordt de ligging der twee 
platen ten opzichte van elkaar gefixeerd. De leidingsbuizen en Fzijn 
(wat in de figuur niet is aangegeven) rechthoekig naar boven omgebogen, 
en aldus met de spiraalbnizeu G vast verbonden ; op deze wijze wordteen 
scheeftrekken van ’t apjiaraat bij het stellen der kapillaire buis, onder den 
invloed van de leidingsbuizen, verhinderd, terwijl toch de mikro- 
meterschroef M haar taak kan blijven verrichten. Deze schroef M 
welke met een trommel N en oene deeling D voorzien is, dient 
om beide platen P^ en P, tegelijk in vertikale richting te kunnen 
verschuiven. Zij heeft een spoed van 1 m.M,; daar de trommel een 
in 100 deelen verdeelden rand D heeft, is eene vertikale verplaatsing 
van 0,01 m.ni. nog te meten. Dit is meer dan voldoende, aangezien 
volgens de opgedane ervaring, eene instelling van de kapillaire buis 
op ’t oppervlak der vloeistof, toch met geene grootere nauwkeurig- 
heid dan circa 0,1 m.M. kan geschieden. Bij deze vertikale beweging 
blijven de knop en de schroef M op hunne plaats, daar zij zich 
alleen in horizontale richting om ’t vaststaande deel V van ’t appa- 
raat heen bewegen. Daarentegen wordt mét de twee platen eene 
met millimeter-deeling voorziene lineaal Z mee verschoven, zoodat 
het aantal omwentelingen van Ff daaraan direkt afgelezen kan 
worden; de lengte van F bedraagt cirka 30 m.M. De instelling op 
het vloeistot-oppervlak kan op verschillende wijze geschieden, hetzij 
visueel, helzij met behulp van den manometer; dit zal te gelegener 
plaatse meer in ’t bijzonder vermeld worden. 
§ G. Het bleek al spoedig, dat de vereffening der drukverschillen 
in de lange leidingen zóó langzaam geschiedde, dat daardoor aanzien- 
lijke fouten in de metingen veroorzaakt moesten worden. Derhalve 
\verden de kapillaire buizen, welke oorspronkelijk hier en daar in 
de apparaten aanwezig waren, alle verwijderd, en alle leidingen uit 
5 m.M. wijde, naadlooze buizen saarngesteld, welker wand van te 
voren gasdicht was bevonden ; deze buizen waren gedeeltelijk 
