Ui 
van lood, gedeeltelijk uit aluminium vervaardigd ^), en. zoo noodig, 
met asbeslkoord dik omkleed. Nadat lange tijd besteed was geworden, 
om de gebeele leiding alisolmit lek-vrij te krijgen, bleek de 
maiiomcler-aaiiwijziiig zóó snel te geseliieden, dat ze als oogen- 
blikkelijk kon worden beschouwd, en geen fouten van dezen kant 
meer gevreesd behoefden te worden. Om de afzonderlijke gedeelten 
dor buisloidiiig aan elkaar Ie koi)[)elen, werden de uiteinden met 
loodrecdite, ongeveer J e.M. in middellijn metende, glad afgedraaide 
koperen schijfjes voorzien, in welke een fijne cirkelronde groef was 
aangebracht; onder gebruikmaking van dik zacht papier of dunne 
micaschijfjes als tiisscheiilaag, werden de twee koperplaten, door 
eene omhullende krachtige schroefmoer tegen elkaar gedrukt, en 
vervolgens de geheele koppeling met eene dikke laag van hars en 
gele was van buiten bedekt. Ook na langdurig gebruik bleken deze 
koppelingen gasdicht Ie blijven. 
§ 7. Als meel-instrument voor de o[)tredende maximale dridekingen, 
werd oors[)ronkelijk een kwikzilver-manometer geliezigd, van hel 
door SciiKKi, en llicusK aangegexen type; het loeslel was in enkele 
delails gewijzigd, doch bleek niet te voldoen wegens de omstandig- 
heid, dat wegens de voortdurende veranderlijkheid van den druk tot 
0|) ’t oogenblik, dat do maximale druk bereikt was, het atlezen van 
tivee menisci zeer bezwaarlijk was. Daarom werd dit instrument, 
dal voor statische metingen uitstekend is, voor de ijkingen van den 
later gebruikten manometer gebruikt, eii voor het hier beoogde doel 
een manometer gekonslrueerd, die o]) het princi|)e der manoineters 
met twee vloeistolfen gegrond was. Aangezien voor de metingen met 
organische vloeistolfen vermeden moest worden, om de leidingen met 
den dam[) eener afsluit-vloeistof te vullen, zoo kon alleen kwik voor 
dit doel in aanmerking komen. Als tweede vloeistof werd tenslotte 
zuiver n-oktiurn gekozen : deze vloeistof is zeer bewegelijk, looj)t 
buitengewoon liaai langs den glaswand af, en bleek in \olkomen 
drogen toestand, ook na langdurige aanraking met eeji breed kwik- 
zilver opperx lak, dit niet zwart te kleuren ofte \eroidreinigen. De 
damspanning is bij 2ü° slechts 10,45 m.M., de viskositeit bij 23 0. 
b Aaiibevelenswaaidig voor dergelijke doeleinden kunnen ook buizen beeten, die 
uit cellon {Rheinisch-West/dlische Sprengstoffefabrik A. G. in Cöln alRh.) 
vervaardigd zijn, en in lauw water gebogen kunnen worden. De stof is dicht en 
onbrandbaar. 
2) Scheel und Heuse, Ein heizbares Quecksilbermanometer für Drucke bis 
100 m M ; Mitt. .Tus d. Pliys. Tocliu. Reichs-V^nstalt, Zeils. f. Instr. 30 (2). 45. 
(1 ' 10 ). 
23 
Verslagen iler Afdroling X.dmiik. Dl XXlll A“. 1914/15. 
